505 



suchung auf das mikroskopische Studium von Dünnschliffen über- 

 tragen lassen. Bei Anwendung solcher Methoden pflegt es die 

 erste Aufgabe zu sein, in einem gegebenen Mineraldurchschnitte 

 die Lage der Hauptschwingungsebenen oder der Elasticitätsaxen 

 zu bestimmen, um daraus in Verbindung mit den Umrissen und 

 Spaltungsverhältnissen Schlüsse auf das Krystallsystem ziehen zu 

 können, welchem der betreffende Durchschnitt zugewiesen werden 

 dürfte. Um diese Bestimmungen ausführen zu können, dazu be- 

 darf es folgender Vorrichtungen: 



1) Man muss bei feststehenden gekreuzten Nicols das unter- 

 suchte Object bequem in seiner eigenen Horizontalebene centrisch 

 drehen können. 



2) Man muss den Winkel, um welchen ein Object in der 

 Horizontalebene gedreht wurde, mit wünschenswerther Genauig- 

 keit ablesen können. 



3) Die Schwingungsebenen der Nicols müssen eine bekannte, 

 jeden Moment nach etwa vorgenommener Verschiebung leicht 

 wieder herstellbare Lage haben. 



4) Wo die Einstellung auf das Maximum der Auslöschung 

 durch irgend welche Umstände bei gewöhnlichem weissen Lichte 

 nicht mit der nöthigen Schärfe vollzogen werden kann, muss 

 man sich in bequemer Weise schärferer Methoden bedienen können. 



In meiner oben erwähnten Schrift gab ich an, wie man in 

 einer allerdings recht primitiven Weise vermittelst eines Faden- 

 kreuzes im Ocular, einer auf den Objecttisch aufgesetzten, dreh- 

 baren Platte mit Kreistheilung und einer senkrecht zur Hauptaxe 

 geschliffenen Calcitplatte bei jedem beliebigen Mikroskope die Be- 

 stimmung der Hauptschwingungsebenen in einem Krystalldurch- 

 schnitt approximativ ausführen könnte. Doch blieb es entschieden 

 wünschenswerth, einer derartigen Bestimmung durch grössere Voll- 

 kommenheit der dazu erforderlichen mechanischen Vorrichtungen 

 die entsprechende weitergehende Genauigkeit und Sicherheit geben 

 zu können. Man musste von vornherein ein Mikroskop ad hoc 

 construiren, welches bei specieller Anpassung an raineralogische 

 und petrographische Zwecke doch auch zu jeder andern mikro- 

 skopischen Untersuchung eben so brauchbar wäre. Der Aufgabe, 

 ein solches Instrument zu bauen, hat sich Herr Mechaniker und 

 Optiker R. Fuess in Berlin, SW. Alte Jacobstrasse 108 unter- 



