506 



zogen und nach den mir vorliegenden Exemplaren muss ich die 

 Aufgabe als von ihm in zweckentsprechender Weise gelöst be- 

 zeichnen. 



Ich glaube daher den Fachgenossen die von Herrn Füess 

 hergestellten Mikroskope mit gutem Gewissen empfehlen zu können; 

 gleichzeitig darf ich wohl annehmen, dass eine kurze Beschrei- 

 bung des Instrumentes, soweit es von andern abweicht, und einige 

 Fingerzeige zum Gebrauch desselben dem einen oder dem andern 

 willkommen sein werden. 



Die Hauptschwierigkeit bei Herstellung des Mikroskops lag 

 darin, der ersten der oben aufgestellten Anforderungen Genüge 

 zu thun. Um die Centrirung und centrische Drehung irgend eines 

 Punktes im untersuchten Objecte zu ermöglichen, war es noth- 

 wendig, den Objecttisch des Mikroskopes nicht nur überhaupt 

 drehbar, sondern so drehbar zu machen, dass das Drehungscentrum 

 in die Verlängerung der Verbindungslinie der Brennpunkte des 

 Oculars und Objectivs fiel. Wäre es thunlich, die Oculare und 

 Objective eines Mikroskops so genau zu arbeiten, dass bei irgend 

 welchen Combinationen derselben stets die Verbindungslinie der 

 Brennpunkte irgend eines Oculars und irgend eines Objectivs, 

 mit andern Worten die optischen Axen des Mikroskops genau 

 zusammenfielen, dann würde die einmalige Centrirung des In- 

 strumentes durch den Mechaniker genügt haben, und es wäre 

 dann lediglich darauf angekommen, den Objecttisch drehbar zu 

 machen. Nun fallen aber die genannten Linien bei verschiedenen 

 Combinationen von Ocular und Objectiv eben nicht zusammen, 

 sondern divergiren um einen Winkel von wechselnder unbestimmter 

 Grösse, und es musste also dafür gesorgt werden, dass für den 

 Eintritt dieses Falls die Wiederherstellung der Centrirung thun- 

 lich sei, dass mit anderen Worten für jeden Fall wieder die Ver- 

 längerung der optischen Axe des Instrumentes durch das Drehungs- 

 centrum des Objecttisches ginge. Das war auf zweierlei Weise 

 zu bewerkstelligen : entweder musste der drehbare Objecttisch auf 

 den Tubus, oder es musste der Tubus auf den Objecttisch cen- 

 trirbar gemacht werden. Theoretisch sind beide Methoden durch- 

 aus gleichberechtigt, wenn die vertikalen Axen der bei Unter- 

 suchungen im polarisirten Lichte anzuwendenden Nicols (Polari- 

 sator und Analysator) durch die Centrirungsoperation nicht aus 



