507 



ihrer vertikalen Lage kamen. An einem vor 3 Jahren von 

 Herrn Fuess gebauten Instrumente ist die erste Methode an- 

 gewandt; der drehbare Objecttisch wird auf den Tubus centrirt. 

 Es ist nämlich in den Objecttisch eine Schlittenplatte ab (Fig. 1) 



eingelegt, die vermittelst der Mikrometerschraube m von rechts 

 nach links verschiebbar ist; in dieser gleitet eine zweite Schlitten- 

 platte cd, die durch die Mikrometerschraube m ± von hinten nach 

 vorn bewegt werden kann, und in diese endlich ist die mit einer 

 Gradeintheilung versehene, drehbare Scheibe ef eingelassen. 



Es ist leicht einzusehen, wie durch die beiden rechtwinkligen 

 Schlittenbewegungen jeder beliebige Punkt des zu untersuchenden 

 Objectes genau in den Fusspunkt der optischen Axe des Mikro- 

 skops gebracht und dann vermittelst der Scheibe ef centrisch zu 

 sich selbst gedreht werden kann. Bei dem neuen Mikroskop hat 

 Herr Fuess das eben dargelegte Princip verlassen, weil die Aus- 

 führung desselben sehr kostspielig war, und die zweite Methode, 

 die Centrirung des Tubus auf den Tisch, angewandt. 



Taf. IX. Fig. 1 stellt das Mikroskop in Totalansicht mit 

 Durchschnitt der wichtigeren Theile dar, Fig. 2 gibt einen Quer- 

 schnitt in der Richtung AB der Fig. 1. Die Tubusführung be- 

 steht aus einem festen äusseren Theile, der hülsenartig ein inneres 

 Rohr, den eigentlichen Tubus umschliesst. Nur bei cd (Fig. 1) 

 ist der innere eigentliche Tubus fest mit seiner äusseren Hülle 

 verbunden. Die rohe Einstellung geschieht nicht durch Zahn und 

 Trieb, sondern durch verticale Verschiebung des inneren Rohrs 

 mit der Hand, wobei man am besten mit Daumen und Zeigefinger 

 den Rand ef des eigentlichen Tubus, mit den andern Fingern den 

 äusseren unbeweglichen Metallmantel umklammert und nun durch 



e 



in 



m, 



Fig. 1. 



