508 



Heben oder Herabziehen von Daumen und Zeigefinger die ge- 

 wünschte Bewegung vollzieht. Die feine Einstellung wird mit 

 der Mikrometerschraube gg bewerkstelligt. Der Tubusmantel trägt 

 einen angeschraubten Klotz k, welcher in einem Schlitz des inner- 

 sten Tubus gleitet und das Drehen desselben um seine Axe beim 

 Heben und Senken hindert. Der innere Tubus gleitet nicht an 

 einer Metallwand, sondern es sind an den beiden verstärkten 

 Enden der Tubusführung je drei Schrauben eingesetzt, welche 

 Pergamentblättchen sanft an die Tubus wand andrücken; dieselben 

 sind im Querschnitt Fig. 2 sichtbar. Ausserdem dient zur Sicher- 

 heit der Schiebung eine Feder h, welche jederseits — in der 

 Fig. 1 ist sie um 45° in der Axe des Tubussystems zu weit herum 

 gezeichnet, um sie überhaupt sichtbar zu machen — je zweien 

 der erwähnten Pergamentblättchen gegenüber liegt und also den 

 Tubus zwingt, sich immer glatt an dieselben anzulegen. In un- 

 beeinflusster Lage, d. h. ohne Einwirkung der beiden Centrirungs- 



schrauben, von denen in Fig. 1 nur die eine bei B sichtbar ist, 

 würde der imiere Tubus nicht senkrecht stehen, sondern mit seinem 

 unteren, gewissermassen freihängenden Ende in der Kichtung x 

 (Fig. 2) abweichen. 



Am oberen Rande des eigentlichen Tubus befindet sich ein 

 kleiner Schlitz, in welchen ein Stift passt, den jedes Ocular an 







ß 



Fig. 2. 



