509 



seinem äusseren Mantel trägt. Setzt man das Ocular so ein, dass 

 sich dieser Stift in den Schlitz des Tubusmantels senkt, dann 

 sind die Arme des in jedem Ocular befindlichen Fadenkreuzes 

 genau von hinten nach vorn und von links nach rechts unver- 

 änderlich orientirt. 



Der Objecttisch des Mikroskopes wird von einer kreisrunden 

 Scheibe gebildet, welche vermittelst eines leisen, tangentialen 

 Druckes mit dem Finger um ihren Mittelpunkt, der zugleich Cen- 

 trum des Diaphragmas ist, gedreht werden kann. Der Kand dieses 

 drehbaren Objecttisches ist mit einer Kreistheilung nach ganzen 

 Graden versehen, und die Grösse einer vollzogenen Drehung kann 

 an dem vorn befindlichen festen Index i (Fig. 1) abgelesen werden. 

 Die beiden abnehmbaren Federn, von denen in der Zeichnung nur 

 eine bei q sichtbar ist, dienen zur Fixirung eines Präparates in 

 einer bestimmten gewollten Stellung. Das von unten her in den 

 Mikroskoptisch einzuführende polarisirende Nicol nn bleibt bei 

 Drehung des Objecttisches in unverändert fester Stellung. Das- 

 selbe ist ebenfalls am Kande mit einer Kreiseintheilung nach 

 10 Graden versehen, während sich an der festen Hülse, in welche 

 es drehbar um seine Axe eingeklemmt ist, wieder ein Index befindet. 



Bringt man nun irgend einen Punkt eines Objectes, etwa ein 

 Magnetitkörnchen oder dergleichen in den durch den Schnittpunkt 

 des Fadenkreuzes im Ocular bezeichneten Mittelpunkt des Ge- 

 sichtsfeldes und dreht dann den Objecttisch in seiner Horizontal- 

 ebene, so wird, da ja wie oben gesagt wurde, der innere Tubus 

 ohne Einwirkung der Centrirungsschrauben nicht vertikal hängt, 

 also nicht centrisch ist, der eingestellte Punkt nicht im Centrum 

 des Fadenkreuzes aa und ßß bleiben, sondern einen excentrischen 

 Kreis, etwa wie in beistehender Figur 2 beschreiben. Man muss 

 also den Tubus vertical stellen oder das Instrument vermittelst 

 der Centrirungsschrauben mm und nn (Fig. 2. Taf. IX) centriren. 

 Man sieht aus der Figur, dass der Fusspunkt der optischen Axe 

 des Mikroskops nicht o, sondern o { ist, und man muss also, um 

 eine centrische Bewegung zu erzielen, den Punkt o i zur Coinci- 

 denz mit o bringen, d. h. man muss mit dem Tubusende den Weg 

 o d o machen, was dadurch geschieht, dass man vermittelst der 

 Centrirungsschraube nn (Taf. IX. Fig. 2) den Tubus um o 1 v und 

 mit der Schraube mm um o i (.i verschiebt. Ist das geschehen, 



