510 



dann rnuss der wieder auf den Schnittpunkt des Fadenkreuzes ein- 

 gestellte Punkt bei Drehung des Tisches unverrückt an derselben 

 Stelle, also im Schnittpunkt des Fadenkreuzes bleiben. Anfangs 

 wird man kaum mit einer einmaligen Benutzung der Centrirungs- 

 sehrauben seinen Zweck erreicht haben; man wird sie vielmehr 

 zu wenig oder zu viel angezogen haben ; in diesem Falle beginnt 

 man eben die Centrirung von neuem und wird dieselbe nach zwei- 

 bis dreimaliger Operation vollendet haben. 



Es versteht sich von selbst, dass nachdem auf diese Weise 

 ein Punkt des Präparates genau centrirt ist, jeder beliebige andere 

 Punkt des Objects, den man in das Centrum des Fadenkreuzes 

 bringt, ebenso genau centrirt sein muss, so lange man die gleiche 

 Combination von Ocular und Objectiv beibehält. Ändert man 

 aber Ocular oder Objectiv, so wird das Instrument im Allgemeinen 

 stets wieder neu centrirt werden müssen. Doch bedarf es dabei 

 stets nur geringer Verschiebungen. Das mir vorliegende Mikro- 

 skop ist bis zu dem Grade genau gearbeitet, dass nach einmaliger 

 Centrirung bei irgend einer Combination der centrirte Punkt bei 

 keiner andern, selbst nicht bei der stärksten Vergrößerung mehr 

 aus dem Gesichtsfelde sich entfernt; das ist eine ganz ausser- 

 ordentliche Genauigkeit. 



Durch diese Constructionen wären also die beiden ersten der 

 oben gestellten Anforderungen an ein zu mineralogischen und 

 petrographischen Zwecken bestimmtes Mikroskop erfüllt. 



Das analy sirende Nicol rs (Fig. 1, Taf. IX) ist in eine Metall- 

 hülse derart gefasst, dass es sich bequem über das Ocular stülpen 

 lässt. Der abgeschrägte, mit einer Kreistheilung in je 5° ver- 

 sehene Fuss der Metallhülse ruht dann auf dem Teller ef, auf 

 dem ein Index eingegraben ist, und die untere Fläche des Nicol 

 steht, wie die Fig. 1 zeigt, möglichst nahe über dem Ocular, um 

 die unvermeidliche Verkleinerung des Gesichtsfeldes auf das Mi- 

 nimum zu beschränken. Es empfiehlt sich trotz der dabei ver- 

 miedenen Verkleinerung des Gesichtsfeldes nicht, das analysirende 

 Nicol, wie das vielfach geschieht, fest mit dem Ocular zu ver- 

 binden, weil man dann bei Untersuchungen im polarisirten Lichte 

 auf bestimmte Vergrösserungen beschränkt ist. Bei einer früher 

 von Füess ausgeführten Construction hatte er versucht, die Vor- 

 theile des vom Ocular unabhängigen Nicols mit denen des ein- 



