511 



gesetzten dadurch zu vereinigen, dass man den Analysator ver- 

 mittelst einer drehbaren Scheibe durch eine im Tubus angebrachte 

 Fallthür unter das Ocular ein- und ausschieben konnte. Dadurch 

 war allerdings das Nicol unabhängig vom Ocular und das Gesichts- 

 feld erlitt keine bemerkliche Verkleinerung, aber es stellte sich 

 bald durch den Gebrauch heraus, dass durch die unvermeidliche 

 Abnutzung der Schieb- und Drehvorrichtungen die vertikale Axe 

 des Nicols allzu bedeutende Abweichungen von der optischen Axe 

 des Mikroskops erfuhr, als dass diese Construction empfehlens- 

 werth erscheinen konnte. Die bei dem jetzt vorliegenden In- 

 strumente angewandte Methode hat allerdings den unzweifelhaften 

 Fehler, dass das analysirende Nicol von den bei einigen Centri- 

 rungen nothwendigen Abweichungen des Tubus aus der Vertikale 

 mit betroffen wird, und dass also bei gewissen Combinationen 

 von Ocular und Objectiv der Analysator und Polarisator sich nicht 

 in absolut homologer Stellung befinden. Für das praktische Be- 

 dürfniss aber ist dieses theoretische Bedenken vollkommen irrelevant. 

 Man kann aus der Länge des Tubus und den bei den Centri- 

 rungen nöthigen Bewegungen der Centrirungsschrauben leicht die 

 Grösse der Winkel berechnen, um welche das Nicol aus der Ver- 

 tikale verschoben wird; man überzeugt sich sofort,, dass diese 

 Fehlerquelle jedenfalls geringer ist, als die aus den gebräuchlichen 

 Nicolfassungen sich unvermeidlich ergebenden. Wiederholte Ver- 

 suche an geeigneten Präparaten, wie Anhydrit, Glimmer, Am- 

 phibol etc. Hessen absolut keine erkennbaren Fehler wahrnehmen 

 und hatten durchaus die Genauigkeit stauroskopischer Messungen. 



Hat man bei dem analysirenden und polarisirenden Nicol die 

 Nullpunkte der Kreiseintheilungen auf den Index des Tellers ef, 

 resp. der Fassung eingestellt, dann sind die kurzen Diagonalen 

 der Nicols, also ihre Hauptschwiugungsebenen gekreuzt und zwar 

 so, dass die des unteren Nicols von hinten nach vorn, die des 

 oberen von links nach rechts steht. Diese beiden Eichtungen 

 fallen demnach zusammen mit den Armen des im Ocular befind- 

 lichen Fadenkreuzes. Man überzeugt sich davon leicht, wenn man 

 die Interferenzfigur einer dem Mikroskope beigegebenen Kalkspath- 

 platte betrachtet. Legt man diese auf's Ocular, schiebt einen 

 dem Mikroskop ebenfalls beiliegenden Messingring über das Ocular 

 auf den Teller ef, um den für diese Kalkspathplatte nothwendigen 



