512 



Raum zwischen Ocular und Analysator zu gewinnen, und setzt 

 nun die beiden Nicols in der angegebenen Weise ein, dann müssen 

 die Arme des dunklen Kreuzes der Calcitinterferenzfigur den Armen 

 des Fadenkreuzes im Ocular parallel sein. 



Um den Pleochroismus der Mineraldurchschnitte nach der 

 von Tschermak angegebenen Methode zu untersuchen, nimmt man 

 am besten den Analysator ab und dreht vermittelst des dreh- 

 baren Objecttisches das Präparat über dem feststehenden Polari- 

 sator. Es ist das bequemer, als das Präparat liegen zu lassen 

 und unter demselben den Polarisator zu drehen. Da die Lage 

 der Hauptschwingungsebene des unteren Nicols bekannt ist, so 

 hat man bei dem empfohlenen Verfahren noch den Yortheil, so- 

 gleich die Lage der pleochroitischen Maxima im untersuchten 

 Durchschnitt erkennen zu können. 



Man bestimmt bekanntlich die Lage der Hauptschwingungs- 

 richtungen in einem Mineral durchschnitt durch Einstellung des- 

 selben auf das Maximum der Auslöschung des Lichtes zwischen 

 gekreuzten Nicols. Da aber diese Methode in Folge der geringen 

 Befähigung unsres Auges, geringe Unterschiede in der Helligkeit 

 aufzufassen, in gewissen Fällen nicht die wünschenswerthe Ge- 

 nauigkeit hat, so hat man im Stauroskop zwischen dem Ana- 

 lysator und der zu untersuchenden Krystalllamelle eine Kalk- 

 spathplatte interpolirt, deren Interferenzfigur so lange gestört 

 erscheint, bis eine Hauptschwingungsrichtung in dem untersuchten 

 Mineraldurchschnitt mit der des Polarisators zusammenfällt. Es 

 ergibt sich von selbst, in welcher Weise man sich des vorliegen- 

 den Instrumentes als Stauroskop bedienen kann. — Sehr scharfe 

 Resultate erzielt man, wenn man bei stauroskopischen Messungen 

 nicht im zusammengesetzten weissen, sondern in dem homogenen 

 Lichte einer gefärbten Gasflamme beobachtet. Bei mikrostauro- 

 skopischen Untersuchungen empfiehlt sich die Anwendung einer 

 homogengefärbten Gasflamme nicht. Man ersetzt dieselbe am 

 besten unter Fortlassung der Kalkspathplatte durch eine dem 

 Mikroskope beigegebene, zuerst von Klein empfohlene Quarzplatte 

 von 3,75 Mm. Dicke in Messingfassung (zz Fig. 1, Taf. IX), 

 welche man in einen bei tt befindlichen Schlitz des Tubus ein- 

 schiebt. 



Dadurch, dass man die Hauptschwingungsebene des Analy- 



