513 



sator um verschiedene Winkel zu der des Polarisators dreht, wird 

 man in Folge der Circularpolarisation der eingeschalteten Quarz- 

 platte das Gesichtsfeld mit verschiedenen Farben beleuchten können, 

 die allenthalben dort verändert erscheinen müssen, wo im unter- 

 suchten Objecte ein doppelt brechender Körper liegt, in dem nicht 

 eine Hauptschwingungsebene mit der des Polarisators zusammen- 

 fällt. Man wird nun bei farblosen Mineraldurchschnitten viel 

 sicherer und besser erkennen können, wenn sie bei einer Drehung 

 in ihrer Horizontalebene in der dem ganzen Gesichtsfelde gege- 

 benen Färbung erscheinen, als ob sie auf das Maximum der 

 Dunkelheit eingestellt sind, zumal dann, wenn man dem Gesichts- 

 felde eine recht empfindliche Färbung mittheilt, wie sie die Quarz- 

 platte bei Einstellung auf Violett liefert. Es genügen sehr geringe 

 Störungen, damit dieses Violett in Roth oder in Blau umschlage. 

 Es liefert diese Quarzplatte auch sehr gute Resultate bei der 

 Untersuchung sehr schwach doppelt brechender Medien und bei 

 der Aufsuchung isotroper Partien in Gesteinen mit zweifelhafter 

 Beimengung von amorpher Grundmasse. 



Gewiss ist es keine geringe Empfehlung dieses Mikroskopes, 

 dass die rein optischen Theile desselben von Herrn Hartnack 

 geliefert werden. Es sind die Oculare 2, 3 und 4 und die Sy- 

 steme 4, 7 und 9, so dass man über eine Reihenfolge von 9 Ver- 

 grösserungen verfügt, welche zwischen X 90 und X 1150 liegen. 



Dem Mikroskop ist an weiteren Hülfsapparaten ein Ocular- 

 Mikrometer, welches in das Ocular eingefügt ist, und ein Er- 

 wärmungsapparat beigegeben. Derselbe wird vermittelst der unter 

 den Glimmerschornstein zu setzenden Spirituslampe durch einen 

 heissen Luftstrom geheizt. Nach einiger Übung gelingt es leicht, 

 durch Regulirung der Flamme jede beliebige, auf dem mit ring- 

 förmigen Quecksilberbehälter versehenen Thermometer ablesbare 

 Temperatur constant zu erhalten. Das Thermometer wird nicht 

 direct durch den heissen Luftstrom, sondern wie das Präparat 

 durch die Leitung des Metallrohres erwärmt. Bei nicht allzu- 

 hohen Temperaturen sind die Resultate recht genau; wiederholte 

 Prüfungen an Einschlüssen von liquider Kohlensäure ergaben 

 regelmässig ein Verschwinden der Libelle bei 33° C. — 



Strassburg, im Februar 1876. 



N. Jahrbuch für Mineralogie etc. 1876. 



33 



