88 



C. Leiss, Neues Mikroskop mit Glasplatten-Polarisator 



Zangenwechsler k, einen aus- und einschaltbaren Innennicol N- und ein 

 Hilfsobjectiv B (BERTRAND'sche Linse) in einem Schieber. Das Objectiv B 

 wird in Verbindung mit dem Ocular No. 2 benutzt. 



Die Anwendung des aufsetzbaren Analysators A em- 

 pfiehlt sich bei diesen Modellen nur dann, wenn es sich um Bestimmung 

 des optischen Drehungsvermögens oder um stauroskopische Messungen mit 

 dem CALDERON'schen oder BERTRANü'schen Ocular handelt; bei allen anderen 

 Beobachtungen würde die durch den Nicol A hervorgebrachte unvermeid- 

 liche Einengung des Sehfeldes störend wirken. 



Bei dem Modell Va (siehe Fig. 1) ist noch die sonst übliche 

 Triebbewegung am Polarisator durch einen sehr bequem zu handhabenden 

 Hebel mit den Scharnieren a, b, d ersetzt. Der Übergang vom par- 

 allelen zum convergenten Licht und umgekehrt wird durch Heben 

 oder Senken des Polarisators mit dem zusammengesetzten Condensorsystem 

 erzielt. Die obere Linse des Condensors ist auf die Fassung der unteren 

 Linse centrisch aufgelegt und kann leicht von oben her abgenommen 

 werden; in den meisten Fällen genügt es indessen für Beobachtungen im 

 parallelen Licht das Condensorsystem zu senken. 



Wird der Übergang vom parallelen zum convergenten Licht nach der 

 gebräuchlicheren Art mittelst Aus- und Einschaltung des Condensors 

 gewünscht, so ist auch eine auf den Tisch aufsetzbare Kappe vorgesehen, 

 in deren Hohlraum in bekannter Weise eine aus- und einschaltbare Con- 

 densorlinse angebracht ist. 



II. Neues Mikroskop mit Glasplatten-Polarisator und grossem 

 ABBE'schen Beleuchtungsapparat. 



Der sich mehr und mehr geltend machende Mangel an optisch brauch- 

 barem Kalkspath gebietet, solange nicht ein anderes Ersatzmittel vorhanden 

 ist, überall da, wo es möglich ist, das NicoL'sche Prisma durch eine aus 

 einer Anzahl aufeinander liegender dünner Glasplatten hergestellte polari- 

 sirende Vorrichtung zu ersetzen. Nur für die Herstellung kleinerer analy- 

 sirender NicoL'scher Prismen ist im Allgemeinen noch genügend Material vor- 

 handen. Dagegen sind Polarisatoren für Instrumente, die zu Beobachtungen 

 im convergenten Licht mit Condensor- und Objectivsystemen von hoher 

 numerischer Apertur dienen sollen, jetzt nur mit grossen Kosten oder gar 

 nicht zu beschaffen. Auch unter den schon im Gebrauch befindlichen 

 Instrumenten erfüllen nur wenige die Bedingung, dass die freie Öffnung des 

 Polarisators den Aperturen aller Condensor- und Objectivsysteme entspricht. 



Die vollkommene Ausweichung eines Condensorsystems von hoher 

 numerischer Apertur bei möglichst grossem Focalabstand lässt sich ohne 

 besonderen Kostenaufwand am einfachsten durch einen Glasplatten satz 

 erreichen. An dem neuen Mikroskop Illb Fig. 2 ist der Glasplattensatz P 

 wie bei den NöRREMBERG'schen Polarisations-Instrumenten der Firma Füess 



