QO C. Leiss, Lupenmikroskop für directe Beobachtung 



Der Beleuchtungsapparat, ein grosses dreigliederiges AßBE'sches 

 Condensorsystem von der numerischen Apertur 1,40, ist in eine Röhre 

 gesetzt, deren Einschiebehülse mittelst der Scharniereinrichtung a, b, d und 

 des Griff hebels h gehoben und gesenkt werden kann. Die Frontlinse des 

 Condensors besitzt einen Durchmesser von 11 — 12 mm und die unterste 

 Linse einen solchen von 30 mm ; bei den übrigen FüEss'schen Mikroskopen 

 misst dagegen die Frontlinse des Condensors 6 mm und die unterste Linse 

 ca. 18 mm. Durch die Anwendung des grossen lichtstarken Condensors 

 wird zunächst ein Theil des durch den Glasplattensatz entstehenden Licht- 

 verlustes wieder aufgewogen; ferner erlauben die grösseren Dimensionen 

 des Condensors dickere Platten im convergenten polarisirten Licht unter- 

 suchen zu können, als dies an den übrigen Mikroskopen möglich ist. 



Der Übergang vom convergenten zum parallelen Licht 

 und umgekehrt kann auf zwei verschiedenen Wegen erfolgen: 1) durch 

 Heben und Senken des Condensors, und 2) durch vollständige 

 Ausschaltung des Linsensystems aus dem Strahlengang. Letzterer 

 Methode dürfte entschieden der Vorzug gebühren, denn die geradlinige 

 Polarisation ist, nachdem die polarisirten Strahlen durch mehrere Linsen 

 convergirend hindurchgegangen sind, nicht mehr so vollkommen wie in 

 dem Falle, wo diese Strahlen unmittelbar in das Präparat eintreten. Die 

 Ausschaltung des Condensors erfolgt während der Beobachtung 

 und ohne jegliche Störung in einfachster Art dadurch, dass man den 

 Condensor, nachdem man ihn mittelst des Hebels h bis zum Anschlag ge- 

 senkt hat, nebst seiner Einschiebehülse, ohne die Hand von h zu entfernen, 

 um das Scharnier c bei Seite schlägt. Die axiale Lage des Condensors 

 nach seiner Einschaltung bleibt sowohl durch Anschlag als auch durch den 

 federnd einschnappenden Zahn g gesichert. In ausgeschalteter Lage kann 

 der Condensor aus seiner Hülse herausgezogen und eventuell durch andere 

 Beleuchtungsvorrichtungen ersetzt werden. 



Der Tubus dieses neuen Mikroskop-Modells entspricht durchaus dem 

 der vorher beschriebenen Modelle lila und Va. Auf Wunsch kann das 

 Instrument auch mit einem Tubus versehen werden, bei welchem die bisher 

 gebräuchlichen Oculare mit kleinerem Sehfeld angewendet werden. 



Zur groben und feinen Einstellung des Tubus dienen die 

 bekannten Einrichtungen. 



Der drehbare Objecttisch von ca. 10 cm Durchmesser ist in Grade 

 eingetheilt und bestreicht einen Nonius, der die Ablesung von 5 Minuten 

 gestattet. 



III. Lupenmikroskop für directe Beobachtung- und 

 Photographie, 



Bei der Construction des Lupenmikroskopes (Fig. 3) ist darauf Be- 

 dacht genommen, dass das Instrument bei guter Stabilität auch zu photo- 

 graphischen Aufnahmen umfangreicher Präparate vortheilhaft verwendet 

 werden kann. Erreicht wurde dieser Zweck dadurch, dass der Träger der 



