C. Leiss, Einfaches Polarisationsinstrument nach Nörremberg. 95 



einer Kalkspathplatte keine Doppelbrechung mehr erfährt, wenn der Haupt- 

 schnitt der Platte zur Eeflexionsebene parallel liegt oder zu ihr senkrecht 

 steht (vergl. Th. Liebisch, Grundriss der physikal. Krystallogr. 1896. 262). 



Auf der oberen Fläche eines von einem Dreifuss getragenen Tischchens 

 liegt eine schwarze Spiegelglasplatte Sp (Fig. 7). An dem rechten Ende 

 des Tischchens ist auf einer Säule das Eohr B befestigt, dessen Axe mit 

 der Normale von Sp den Polarisationswinkel des Glases (ca. 57°) bildet. 



An dem unteren Ende des Eohres B befindet sich eine Hülse D mit 

 einem Diaphragma; auf das obere Ende ist eine Hülse üTmit einem Kalk- 

 spathrhomboeder gesetzt. Die letztere Hülse, welche eine Theilung 

 von 45° zu 45° besitzt, kann auch durch eine Hülse A mit einem analysiren- 

 den Nicol' sehen Prisma ersetzt werden. 



VII. Einfaches Polarisationsinstrument nach Nörremberg. 

 In Fig. 8 bedeutet Sp einen in die horizontale Fussplatte des In- 

 strumentes eingelegten Spiegel, P eine als Polarisator dienende Spiegel- 



Fig. 8. Einfaches Polarisationsinstrument nach Nöekembekg. 



glasplatte, die um eine horizontale Axe geneigt werden kann. C ist der 

 Condensor, B das Objectivsysteni für Beobachtungen im convergenten Licht ; 

 diese Systeme können bequem in die an der verticalen Säule verschieb- 



