96 C. Leiss, Einfaches Polarisationsinstrument nach Nörreniberg. 



y2nat.Gr. 



Fig. 9. Hülse mit Kalk- 

 sp athrhoinb e d er . 



baren Trägerarme eingesetzt oder daraus entfernt werden. Die Frontlinsen 

 von G und B werden abgeschraubt, wenn es sich um Beobachtungen von 

 Interferenzbildern einaxiger Krystalle oder zweiaxiger Kry stalle mit kleinem 

 Axenwinkel handelt. Bei Beobachtungen im parallelen polarisirten Licht 

 werden C und B mit ihren Trägern zur Seite ge- 

 schlagen. A enthält den analysirenden Nicol; ein 

 Schlitz in A dient zum Einschieben von Gyps- oder 

 Glimmerblättchen. L ist eine Lupe, welche bei Be- 

 obachtungen im convergenten Licht centrisch über 

 den Analysator A gesetzt wird, um mit ihr die in 

 der hinteren Brennebene von B entstehenden Inter- 

 ferenz-Erscheinungen vergrössert zu betrachten. 

 T ist ein drehbarer Objecttisch, in den eine runde 

 Spiegelglasscheibe zum directen Auflegen der Prä- 

 parate eingesetzt ist. Die Sammellinse C x findet an 

 Stelle von C bei der Betrachtung der AiRY'schen 

 Spiralen an einer einzigen Quarzplatte Verwendung. 

 Dieses Instrument dient zu folgenden Beobachtungen und Versuchen : 



1. Beobachtung von Interferenzerscheinungen an Plat- 

 ten oder Keilen aus einfachen Krystallen, an Platten aus 

 Krystallzwillingen oder an Combinationen übereinander 

 liegender Platten. 



Anordnung: Sp, P, T, A. 



2. Bestimmung der Polarisationsebenen der ordent- 

 lichen und der ausserordentlichen Strahlen im Kalkspath 

 (vergl. Th. Liebisch, Grundriss d. phys. Kryst. 1896. S. 262. Fig. 617—618). 



Anordnung : Sp, P, T. Die runde Spiegelglasplatte des Tisches T 

 wird durch eine geschwärzte Metallscheibe mit Diaphragma ersetzt ; 

 der Nicol A wird durch das Kalkspathrhomboeder K (Fig. 9) ersetzt ; 

 auf K legt man die Lupe L. 



3. Beobachtung der Interferenzerscheinungen im con- 

 vergenten polarisirten Licht. 



Anordnung: Sp, P, C, T, B, A mit Lupe L. 



4. Beobachtung der AiRY'schen Spiralen an einer ein- 

 zigen Quarzplatte und Prüfung, ob eine Quarzplatte genau 

 senkrecht zur optischen Axe geschnitten ist (vergl. Th. Lie- 

 bisch, Grundriss d. phys. Kryst. 1896. S. 348. Fig. 751). 



Anordnung : Sp, C v P, A. Nachdem die Schraube s gelöst und 

 die Glasplatte P mit ihrer Drehungsaxe entfernt worden ist, wird 

 der Trägerarm von G x bis zum Anschlag nach unten geschoben; 

 darauf wird P wieder eingeführt und die Quarzplatte auf die Mitte 

 des Spiegels Sp gelegt. 



