Krystallographie. Physik und Chemie der Mineralien etc. 243 



V. Goldschmidt: Anlegegoniometer mit zwei Kreisen. 

 (Zeitschr. f. Kryst. 25. 1896. p. 321—327. Abbild, ebend. Taf. VI Fig. 1, 2.) 



Das Instrument besteht aus einem horizontalen, um eine verticale 

 Axe drehbaren Theilkreis, mit welchem sich zugleich der mit einem Kugel- 

 gelenk versehene Krystallträger dreht. Der verticale Theilkreis ist fest; 

 er trägt ein mittelst einer Feder angepresstes Führungsstück, welches 

 einen radial gerichteten Stift mit Anlegeplättchen trägt. Dieses steht 

 senkrecht zum Stift und kann mit Hilfe desselben dem Krystali beliebig 

 genähert werden. Die angegebenen Bewegungen ermöglichen das Parallel- 

 stellen des Anlegeplättchens mit einer jeden Krystallfläche. Das Instrument, 

 von P. Stoe in Heidelberg ausgeführt, hat den niederen Preis von 32 Mk. 



Die Arbeit enthält noch nähere Anweisung für die Handhabung des 

 Instrumentes, desgleichen auch einige Bemerkungen über die Verwendung 

 des durch seine Einfachheit so instructiven Instrumentes zur Demonstration 

 des Princips der zweikreisigen Messung und zur Erläuterung des Zusammen- 

 hangs von Messung, Eechnung, Projection und Anschauung. 



M. Schwarzmann. 



V. Goldschmidt: Ein Projectionsgoniometer. (Zeitschr. 

 f. Kryst. 25. 1896. p. 538-560. Mit Taf. VII Fig. A u. B , Taf. VIII 

 u. 12 Textfig.) 



Der Zweck des Instrumentes besteht darin, ohne Ablesung von Winkeln 

 und ohne Rechnung direct vom Krystali das gnomonische Bild zu erhalten, 

 welches dann gestattet, unmittelbar Elemente und Symbole abzulesen. 



Die Zeichenebene ist horizontal und um eine verticale Axe drehbar. 

 Auf die Zeichenebene ist ein Krystallträger derart aufgesetzt , dass man 

 ihn im Bedarfsfall leicht abnehmen und genau wieder an die gleiche Stelle 

 aufsetzen kann. Um eine horizontale Axe drehbar und mit dieser in einer 

 Ebene gelegen ist das Fernrohr und der Collimator und zwar derart, dass 

 ihre Winkelhalbirende senkrecht auf der horizontalen Axe steht und diese 

 halbirt. Durch zwei zugleich mit dem Spaltrohr um die horizontale Axe 

 drehbare Spiegel wird die feststehende und in der Verlängerung der hori- 

 zontalen Axe befindliche Lichtquelle in den Collimator reflectirt. In der 

 Winkelhalbirenden der Fernrohr- und Collimatoraxe befindet sich ein vor- 

 und zurückschiebbarer Stift. Dieser nimmt also, wenn eine Krystallfläche 

 reflectirt, die Lage der Flächennormale an. Durch Vorschieben des Stiftes 

 kann die betreifende Stelle des Papieres bezeichnet werden und es ent- 

 steht so eine gnomonische Projection, welche zum Projectionscentrum den 

 Schnitt der beiden Drehaxen hat. 



Genau und anschaulich werden in der Arbeit die einzelnen Opera- 

 tionen beschrieben und an zwei Beispielen — Topas von Utah und Realgar 

 von Alchar — wird die Discussion des Projectionsbildes durchgeführt. 

 Die Genauigkeit in der Elementbestimmung war hierbei, wie ein Vergleich 

 mit den aus der Winkelmessung erhaltenen Werthen ergab, derartig, dass 

 die zweite Decimale gesichert war, die dritte schwankte. Für die Be- 



q* 



