Krystallographie. Physik und Chemie der Mineralien etc. 247 



naueren Messung die beiden dem Analysator näheren Quarzkeile um genau 

 gleiche Stücke nach verschiedenen Eichtungen verschoben werden, und es 

 besteht jetzt der Vortheil des neuen Compensators darin, dass wir nicht 

 auf das Zusammenfallen des Fadenkreuzes und die Mitte eines Interferenz- 

 streifens einzustellen brauchen , sondern auf das Zusammenfallen beider 

 diesseits und jenseits der Zwillingsgrenze gelegenen Halbstreifen zu einem 

 einzigen ganzen Streifen, was sich sehr genau beurtheilen lassen soll. Bei 

 einem Gangunterschied von 0,008 in Platten von 0,02 mm wird ein Phasen- 

 unterschied von 0,0002 als noch bequem messbar angegeben. Das In- 

 strument wurde von R. Fuess in Berlin ausgeführt. 



M. Schwarzmann. 



W. J. Pope: Über die Messung des Winkels der opti- 

 schen Axen. (Zeitschr. f. Kryst. 26. 1896. p. 589.) 



Der Verf. stellt sich die Aufgabe, in Platten, die eine optische Axe 

 austreten lassen, den Winkel derselben mit der Flächennormalen durch 

 Messung zu finden, ohne durch Reflexion die Lage der Normalen feststellen 

 zu müssen. Zu diesem Zweck wird die justirte Platte in Luft auf das 

 Axenbild eingestellt, hierauf in ein parallelwandiges Glasgefäss mit einer 

 stark brechenden Flüssigkeit getaucht und wieder auf das Axenbild ein- 

 gestellt. Die Differenz der Ablesungen ist dann gleich «— 9, wenn mit a 

 der Winkel der Flächennormalen mit der optischen Axe in Luft und mit 9 

 der gleiche Winkel in der stark brechenden Flüssigkeit gemessen bezeichnet 

 wird. Der Brechungsexponent der letzteren sei ii. Es besteht dann die 



Eelation = a. Indem der Verf. diese Gleichung auf die Form 

 sm@ ' 



COtg (( = COtg (a— ©j r— 



ii sm(« — 9) 



oder mit Rücksicht auf die logarithmische Rechnung auf 

 a + 9 u-\-l u — O 



= ■ to - 



2 p — 1 ö 2 

 bringt, ergiebt sich a aus den gemessenen Grössen « — 9 und ii. Zur 

 Controle der Genauigkeit wurden an zwei Platten Messungen mit je neun 

 verschieden stark brechenden Flüssigkeiten ausgeführt. Die sich ergebende 

 Differenz überschritt bei den achtzehn Messungen nur in drei Fällen den 

 Betrag von fünf Bogenminuten, gewiss eine sehr grosse Genauigkeit. Bei 

 möglichst hohen Brechungsexponenten waren die Resultate genauer, wie 

 einleuchtend ist, weil hierbei a — 9 einen grösseren Werth erreicht. 



M. Schwarzmann. 



H. Lenk: Messung des Winkels der optischen Axen im 

 Mikroskop. (Zeitschr. f. Kryst, 25. 1896. p. 379.) 



Der Verf. sucht die altbewährte LASAULx'sche Methode der Beobach- 

 tung der Interferenzfigur, welche, wenn auch ein kleines, so doch ein sehr 



