M. Schwarzmann, Hilfsmittel, um die Ausrechnung etc. 



53 



von E recht bequem, besonders wenn man die Stellung des 

 ausziehbaren Schiebers für jedes Linsensj^stem durch einen 

 Strich markirt. Da sich der Rechenschieber aber in minera- 

 logischen Laboratorien wohl wenig eingebürgert hat, mag die 

 auf Taf. II dargestellte Scala vielleicht willkommen sein, 

 welche, dem speciellen Zwecke angepasst, 2E noch schneller 

 liefert und in handlicher Weise jedem Mikroskop beigelegt 

 werden kann, während für den Rechenschieber der Fenster- 

 platz wegen des Temperaturwechsels höchst ungünstig wäre. 

 Vor jeder andern graphischen Darstellung hat die Scala den 

 Vorzug, nur nach einer Richtung ausgedehnt zu sein und des- 

 wegen weniger Raum zu beanspruchen. 



Die Scala besteht aus 2 Theilungen, von welchen die 

 eine (Fig. 1 und 2) die Mikrometertheile D, die andere (Fig. 3) 

 die Winkelwerthe 2E enthält. Die erste Theilung ist auf 

 Taf. II wegen des beschränkten Raumes in 2 Stücke zerlegt 

 worden, welche auszuschneiden und so aufeinander zu kleben 

 sind, dass der Strich 2 von Fig. 1 auf 2 von Fig. 2, desgl. 3 

 (Fig. 1) auf 3 (Fig. 2) zu liegen kommt, so dass dadurch 

 eine ununterbrochene Theilung von 0,1 — 100 entsteht. Dieselbe 

 wird nun auf einen Karton geklebt und in ähnlicher Weise 

 die Theilung der AVinkel 2E (Fig. 3) ausgeschnitten. (Wollte 

 man noch kleinere Winkelwerthe als 3° ausmitteln, so könnte 

 auch die Theilung der 2E durch Anfügen von Fig. 4 erweitert 

 werden). Alsdann bestimmt man bei homogenem Licht die 

 Anzahl (D') der Mikrometertheile, welche zwischen den Hj T - 

 perbelscheiteln der Interferenzfigur sich befinden bei einer 

 Mineralplatte, deren Axenwinkel für das gleiche Licht man 

 vorher mit dem Goniometer oder Axenwinkelapparat aus- 

 gemittelt hat. Legt man jetzt die Theilung der Winkel 2E 

 so unter die andere Theilung, dass der gemessene Winkel 

 2E' unter den zugehörigen Theilstrich D' zu liegen kommt, 

 so befindet sich bei dieser Stellung unter jedem beliebigen 

 D der zugehörige Winkel 2E. 



Die Einheit der Mikrometertheilung muss, um mit der 

 Theilung ausreichen zu können, so gewählt werden, dass der 

 Durchmesser des Gesichtsfeldes nicht mehr als 100 Einheiten 

 beträgt. Kämen z. B. bei einem Glasmikrometer 112 Theil- 

 striche auf den Durchmesser, so müsste dies unter 11,2 ge- 



