2 



Mineralogie. 



Der Lieferung ist eine Chromotafel beigegeben, die ganz vortreffliche 

 Abbildungen von Beryll, Smaragd, Aquamarin, Chrysoberyll und Alexandrit 

 enthält, und die Edelsteine sowohl in ihrer natürlichen Krygtallform und 

 Vorkommen, als auch in geschliffenem Zustand zur Anschauung bringt. 



Sobald das Werk vollständig vorliegt, werden wir es ausführlicher 

 an dieser Stelle besprechen. R. Brauns. 



C. Klein: Der üniversaldrehapparat, ein Instrument 

 zur Erleichterung und Vereinfachung krystallographisch- 

 optischer Untersuchungen. (Sitz.-Ber. d. k. preuss. Akad. d. Wiss. 

 1895. p. 91-107.) 



Das von dem Verf. ersonnene und von E. Fuess construirte Instrument 

 gestattet in der Hauptsache die nachfolgenden drei Aufgaben zu lösen : 



1. Den Axen winkel, und zwar den wahren inneren Axenwinkel an einem 

 ganzen Krystall direct zu messen. 



2. Die Auslöschungsschiefen auf sämmtlichen Flächen einer Zone eines 

 Krystalls zu gegebenen krystallographischen Elementen zu bestimmen. 



3. Die Orientirung der optischen Hauptschnitte in einem zweiaxigen 

 Krystalle zu finden, die Axenebene aufzusuchen, ihre Lage zu fixiren 

 und den wahren inneren Axenwinkel zu messen. 



Zur vollständigen Ausrüstung des Instrumentes gehören zwei Theile: 

 ein Mikroskop besonderer Art und der Drehapparat neuester Construction. 

 Einzelne der Aufgaben kann man auch mit anderen Instrumenten lösen 

 oder den Drehapparat an vorhandenen Mikroskopen anbringen. Alle Auf- 

 gaben zusammen lassen sich in vollkommenster Weise nur mit den beiden 

 neuen Instrumenten behandeln. Der neue Drehapparat stimmt im Princip 

 mit dem von E. v. Fedorow beschriebenen Universaltischchen überein. 



Das Mikroskop unterscheidet sich von den bisher bei uns gebräuch- 

 lichen dadurch, dass es nach Art mancher englischen Mikroskope die 

 gleichzeitige Drehbarkeit der Nicols und eine Correction von Analysator 

 und Polarisator gestattet, wenn diese durch Zusammenziehen ihrer Kork- 

 fassungen aus der richtigen Lage gekommen sind. Hierzu sind an dem 

 Mikroskop der Analysator und der Polarisator mit eingekerbten Scheiben 

 versehen, in die andere eingreifen und durch ein Gestänge die gleichzeitige 

 Drehung gestatten. 



Der Dreh ap parat (siehe Abbildung) ist so construirt, dass er bei 

 der Benutzung vertical, der Tubus des Mikroskopes horizontal steht; das 

 Mikroskop ist demnach umzulegen. Die Grundplatte G des Drehapparates 

 wird auf dem nun vertical stehenden Objecttisch des Mikroskopes ver- 

 mittelst Klemmen befestigt, nachdem der Objecttisch so gestellt worden 

 ist, dass sein einer Schlitten genau von links nach rechts geht und beide 

 Schlitten gleiche Ausschläge haben. Senkrecht zur Grundplatte G geht 

 ein Träger T ab, in dem sich der Kreis K bewegt. Dieser besitzt bei N 

 einen Nonius (Ablesung von 5 zu 5 Minuten) und kann durch das Feder- 

 werk bei S geklemmt werden. In der Mitte oben ist der Kreis auf- 



