196 



lieh wäre es besser, wenn eine solche Bezeichnung für alle für petro- 

 graphischen Zweck eingerichtete Mikroskope Gültigkeit hätte; man könnte 

 da einem Collegen. dem man ein- Präparat zum Ansehen übersendet, leicht 

 ohne hässliche Tintenringe den Punkt angeben, worauf man ihn aufmerk- 

 sam machen will, denn die Bezeichnung, welche für das eigene Mikroskop 

 gilt, würde auch für das seinige brauchbar sein. Dieser Vortheil lässt 

 sich leicht erreichen durch folgende einfache Vorrichtung, die ich schon 

 vor Jahren an meinem Mikroskop angebracht habe und die sich sehr prak- 

 tisch bewährt hat. 



Der Mikroskoptisch wird durch rechtwinkelig sich kreuzende Linien 

 schachbrettartig eingetheilt. wobei der Abstand zwischen je zwei Linien 

 genau 2 mm sein muss. Jede fünfte Linie wird etwas stärker aufgezogen, 

 um das Abzählen zu erleichtern. Die Linien mit Ziffern zu bezeichnen, 

 ist überflüssig. Zwei Linien müssen sich genau im Mittelpunkte der 

 Scheibe kreuzen, und von diesen aus geschieht das Abzählen. Wenn ich 

 jetzt mir einen Punkt in einem Präparate -merken will, drehe ich zuerst 

 das Präparat so, dass die Kanten des Objectträgers den Eintheilungslinien 

 parallel kommen. Dann bestimme ich die Lage einer Ecke (am liebsten 

 der Ecke unten links) durch Abzählen von den beiden Mittellinien, und 

 schreibe das Kesultat in Form eines Bruches auf der Etikette des Prä- 

 parats auf. So z. B. ^L?, wenn der Abstand längs der vertikalen Kante 

 (die Schrift am Präparate horizontal gedacht) 11,3 und der längs der hori- 

 zontalen Kante 7,8 gefunden wurde. Auf ein Zehntel (also auf 0,2 mm) 

 lässt es sich ganz gut abschätzen . was hinlänglich genau ist. Mitunter 

 kann es vorkommen, wenn man grosse Präparate und Objectträger von 

 Vereinsformat hat, dass die zu bezeichnete Ecke ausserhalb der Einthei- 

 lung zu liegen kommt. Da bemerke ich statt deren die Lage der diagonal 

 gegenüberliegenden, setze aber dann einen AVinkel um den Brach. z.B. so 

 An ein paar Mikroskopen , die ich von den rühmlichst bekannten 

 Fabrikanten, Herren Seibert & Krafft in Wetzlar bezogen, habe ich die 

 jetzt beschriebene Vorrichtung anbringen lassen: an anderen, die anfäng- 

 lich keine solche hatten, ist sie hier gemacht worden. Durch Versuche 

 habe ich mich dann überzeugen können, dass eine für ein Mikroskop gül- 

 tige Bezeichnung auch für die anderen so eingerichteten Gültigkeit hatte 

 und dass sich also die Vorrichtung praktisch bewährt. 



A. E. Törnebohm. 



Kiel, den 24. Februar 1883. 



Über Geschiebe von Plagioklas-Augit-Gesteinen im holsteinischen 



Diluvium. 



Angeregt durch Herrn Professor Bückixg habe ich die mikroskopische 

 Untersuchung der in unserem Schleswig-Holsteimschen Diluvium vorkom- 

 menden Geschiebe aus der Gruppe der Plagioklas-Augit-Gesteine unter- 

 nommen. 



Ich erlaube mir nun, Ihnen die bisher gewonnenen Resultate zu unter- 



