- 3 - 



Objecte auf verschieden dicken Objectträgern das Spectrum einstellen zu 

 können, ist der Abstand des Prisma von der Collectivlinse mit Hülfe einer 

 Schraube zu verändern. Das ganze eben beschriebene Spectroscop kann 

 ausserdem parallel mit sich selbst in einer horizontalen Richtung, die 

 senkrecht steht zu der horizontal brechenden Kante des Amici'schen 

 Prisma, in einer Schlittenführung verschoben werden mit Hülfe einer mit 

 Trommeltheilung versehenen Mikrometerschraube, so dass dieselbe Stelle 

 des Objects, von den verschiedenen Farben des Spectrum beleuchtet, be- 

 obachtet werden kann. Im Ocular des Mikroskops befindet sich schliess- 

 lich ein analysirendes Prisma. e 



Stehen nun die Hauptschnitte des Polarisator und Analysator senk- 

 recht zu einander und 45° geneigt gegen die Hauptschnitte des der Ebene 

 der optischen Achsen parallelen Gypsplättchens, so reducirt sich bekannt- 

 lich der Ausdruck für die Lichtintensität einer bestimmten Farbe im 

 Gesichtsfelde auf eine dem Werthe von : 



• 2 I d , J 

 sin 2 pt— (n t — n 3 ) J 



proportionale Grösse, wenn angenommen wird, dass die Lichtstrahlen 

 senkrecht auf die Gypsplatte fallen (\ = Wellenlänge des Lichts, d Dicke, 

 n 1 , n 3 grösster resp. kleinster Brechungsexponent der Gypsplatte). In 

 dem Spectrum wird also an einer Stelle ein dunkler Streifen erscheinen, 

 für welche: 



eine ganze Zahl ist. Für eine Gypsplatte der oben erwähnten Dicke 

 liegt nach der Angabe des Verf. ein solcher dunkler Streifen ungefähr 

 bei der Fraunhofer'schen Linie E. 



Wenn jetzt die zu untersuchende Stelle des mikroskopischen Objects 

 auf diesen Interferenzstreifen gelegt wird, und es bleibt dieser Streifen 

 immer dunkel für jedes Azimuth des Objects, so ist dasselbe einfach 

 brechend; erscheint dagegen bei einem bestimmten Azimuthe des Objects 

 der Streifen wieder hell, so ist es doppelbrechend. Das Object wirkt 

 dann entweder wie eine Verdickung oder wie eine Verdünnung des Gyps- 

 plättchens. Im ersteren Falle findet man bei Verschiebung des Spectrum 

 unter dem festliegenden Objecte nach dem rothen Ende zu eine Stelle, 

 an der jetzt ein Interferenzstreifen liegt, also das Object dunkel auf hellem 

 Grunde erscheint, im zweiten Falle wird eine solche Stelle nach dem 

 blauen Ende zu gefunden werden. Durch die Grösse der Verschiebung 

 des Spectrum, welche nöthig ist, um zu einen dunklen Interferenzstreifen 

 zu gelangen , lassen sich auch verschiedene Grade der Doppelbrechung 

 unterscheiden. Der Verf. hat in dieser Weise die Doppelbrechung quer- 

 gestreifter Muskelfaser untersucht. 



Die im Titel erwähnten Bemerkungen über das Spectrumocular be- 

 ziehen sich auf die Anwendung desselben zur Untersuchung der Ab- 

 sorptionsspectren mikroskopischer Objecte. Karl Schering. 



a* 



