— 170 — 



Bei einem Prisma mit beliebigem Winkel a berechnet man übrigens 

 am bequemsten den Brechungsexponenten n mit Hülfe der Formeln: 



1 



COS y — — COS cp 



n - Nsin (^ y + a — ~^ 



in denen y als ein Hülfswinkel angesehen werden kann. 



Karl Schering. 



F. Kohlraüsch: Über die Einstellung eines Objectes am 

 Totalreflectometer. (Wiedemann's Annalen. Bd. XVI. pg. 609—610. 

 1882.) 



Bei dem Totalreflectometer muss das zu untersuchende Object so ein- 

 gestellt werden, dass die spiegelnde Fläche desselben, an welcher die 

 Grenze der Totalreflexion beobachtet werden soll, der Drehungsachse des 

 Kreises parallel ist. üm diese Einstellung angenähert genau leicht aus- 

 zuführen, schlägt der Verf. vor, an der den Kreis tragenden Säule des 

 Instruments einen schwarzen Spiegel zu befestigen, der corrigirbar ist und 

 der Drehungsachse parallel gestellt wird. Die ebene Fläche des Objectes 

 ist dann mit Hülfe der Gelenke des Halters so zu neigen, dass die Spiegel- 

 bilder des Auges in dieser Fläche und im Spiegel in gleicher Höhe er- 

 scheinen. Bei kleinen Objecten ist es ferner nöthig, dass die ebene 

 Fläche desselben nahezu in der Drehungsachse liegt. Der Verf. empfiehlt 

 zu diesem Zwecke, in den Fuss des Instruments in geeignetem Halter ein 

 Messer einzusetzen (wie es hier und da bei Goniometern gebräuchlich ist), 

 dessen verticale Schneide in der Drehungsachse liegt. K. Sehering. 



Ch. Soret: Sur un r ef ractometre destine ä la mesure des 

 indices et de la dispersion des corps solides. (C. R. 1882. 

 II. Sem. No. 12. T. XCV. p. 517-520.) 



Bei dem KoHLRAuscH'schen Verfahren der Bestimmung von Brechungs- 

 exponenten vermittelst des Totalreflectometers * konnte bis jetzt fast nur 

 im monochromatischen Na-Licht gearbeitet werden und waren in Folge 

 dessen Dispersionsuntersuchungen nahezu ausgeschlossen. 



Verfasser sucht diesen Übelstand durch folgende Einrichtung zu 

 beseitigen. 



Auf eine ebene Wand des Glasgefässes eines im Wesentlichen wie ein 

 Totalreflectometer eingerichteten Instrumentes fällt durch einen Collimator 

 ein Bündel paralleler Sonnenstrahlen , durchsetzt die stark brechende 

 Flüssigkeit im Innern des Gefässes und erleidet an der passend gestellten 

 Krystallplatte die totale Reflexion. Die total reflectirten Strahlen fallen 

 auf die seitliche Wand des Glasgefässes und werden von dem Spalt eines 

 Spectroscops aufgenommen, das dann ein Spectrum erzeugt. 



* Ref. dies. Jahrbuch, 1879, p. 873 u. f. 



