- 171 — 



Durch passende Stellung der einzelnen Theile des Instrumentes gegen- 

 einander kann danach für jede Linie im Spectrum die Grenze der totalen 

 Eeflexion erfasst werden. Man bestimmt auch hier den doppelten Grenz- 

 winkel wie beim Totalreflectometer. 



Um den Einfluss der Temperaturänderungen auf die Brechungsexponen- 

 ten der Flüssigkeit zu eliminiren, beobachtete Verfasser an der zu unter- 

 suchenden Krystallplatte und an einer Fläche eines an deren Stelle zu 

 bringenden Vergleichungsprisma's, dessen Brechungsexponenten vorher durch 

 prismatische Ablenkung bestimmt worden waren. Ist n der gesuchte 

 Brechungsexponent des Krystalls und cp der Grenzwinkel, sind ebenso N 

 und <J> dieselben Grössen für das Vergleichungsprisma, so hat man 



n = N . -.— -*\ 

 sm <P 



Verfasser erhielt nach dieser Methode befriedigende Resultate. — Zur 

 Untersuchung von doppeltbrechenden Körpern ist die Anwendung eines 

 Nicol in bekannter Weise erforderlich. C. Klein. 



F. Kohlrausch: Über Prismenbeobachtungen mit streifend 

 einfallendem Licht und über ei ne Abän derung der Wollaston'- 

 schen Bestimmungsmethode für Lichtbrechungsverhältnisse. 

 (Wiedemann's Annalen. Bd. XVI. p. 603—609. 1882.) 



Bei dem WoLLASTON'scben Verfahren zur Bestimmung von Brechungs- 

 exponenten wird bekanntlich ein Prisma so aufgestellt, dass ein Lichtstrahl 

 in eine Fläche (sei No. I) des Prisma eintritt, an Fläche II total reflectirt 

 wird und aus Fläche III wieder in Luft austritt. An Fläche II ist der 

 Körper zu befestigen, dessen Brechungsexponent bestimmt werden soll. 



Der Verf. der obigen Arbeit bemerkt, dass man, anstatt das Licht 

 in I eintreten zu lassen, die Lichtquelle auch so aufstelllen kann, dass 

 die Fläche II mit streifender Incidenz getroffen wird. 



Dann ist ebenfalls die Lichtgrenze zu beobachten, welche man durch 

 die Fläche III sieht. Bezeichnet 



cp den Winkel zwischen den Seitenflächen II und III, 

 a den Winkel zwischen dem austretenden Strahle und der Normale auf 

 Fläche III, 



so giebt der Verf. für den Brechungsexponenten N des Prisma die Gleichung 



WjsjTZTi = cos y- sin a 

 sin cp ' 



welche man für die numerische Rechnung zweckmässiger durch folgende 

 ersetzen wird: 



tgp = 2 - — — d—. -$ = 



sin cp cos p 



Um den Winkel a zu messen, ist das Fadenkreuz im Fernrohr auf 

 die Grenze der totalen Reflexion (resp. der streifenden Incidenz) einzu- 



