— 354 — 



zu derselben ungeändert bleiben. Auf einen solchen Körper fällt senk- 

 recht zu diesen Ebenen eine ebene Welle homogenen linear polarisirten 

 Lichtes. In den Gleichungen für das durch einen solchen Körper hin- 

 durchgegangene Licht würden, statt der in den Formeln des Verf. stehen- 

 den Summen, bestimmte Integrale auftreten. 



Streng genommen, müsste der Verf. die Lösung der eben genannten 

 Aufgabe benützen zu den Anwendungen , die er von seinen Formeln auf 

 die optischen Eigenschaften von Krystallgemischen und auf die Circular- 

 polarisation macht. Auch dieser Anwendungen ist in dem obigen Referate 

 bereits Erwähnung gethan. Karl Sehering. 



1. H. Laspeyres: Über Stauroskope und s tauroskopische M e- 

 thoden. (Zeitschr. f. Instrumentenkunde 1882. Januar- und Februarheft. } 



2. H. Laspeyres: Über Lampen für mono chrom atisches Licht. 

 (Ebendaselbst 1882. Märzheft.) 



3. H. Laspeyres: Über stauro skopisch e Anomalien. Mit 

 einer Tafel. (Zeitschr. f. Kryst. u. Min. VI. 5. 1882.) 



4. Th. Liebisch : Ableitung der Formel, welche zur Cor- 

 rection von Stauroskopmessungen dient. (Zeitschr. f. Kryst. 

 und Min. VII. 3. 1882.) 



Bei der Wichtigkeit, welche genaue Bestimmungen der Hauptaus- 

 löschungsrichtungen des Lichts gegen die krystallographischen Elemente 

 in planparallelen Krystall-Platten haben, muss jedes Bestreben, uns in 

 den Stand zu setzen, diese Erkenntniss so genau als möglich zu erlangen, 

 freudig begrüsst werden. Von diesem Standpunkt berichten wir über die 

 oben erwähnten Arbeiten, die bezwecken, jene Bestimmungen sicherer, 

 vollkommener und zum Theil leichter als seither erreichen zu lassen und 

 bemüht sind, auf das, was bei diesen Ermittelungen besonders zu be- 

 achten ist, aufmerksam zu machen. 



1. Im Eingang seiner Arbeit bespricht Prof. Laspeyres zunächst die 

 jetzt im Gebrauch befindlichen Stauroskope, zumal das von Fuess nach 

 Groth-Calderon hergestellte. Dieser Darstellung schliesst sich eine 

 geschichtliche Entwickelung an, die bis auf unsere Tage reicht und 

 vorzüglich die Darlegung dessen zum Gegenstande hat, was bei der 

 Stauroskopuntersuchung allmählig verbessert worden ist. Wir kommen 

 bezüglich der Einstellungsverfahren von dem an, was von der Verdunkel- 

 ung des Gesichtsfeldes vermittelst gekreuzter Nicol Gebrauch macht, zu 

 jenen, die die KoBELL'sche Kalkspathplatte, BREziNA'sche Doppelplatte, 

 BERTRANü'sche Doppelquarzplatte bis zu dem CALDERON'schen Halbschatten- 

 apparat, der sog. CALDERON'schen Doppelplatte, verwenden. 



Ein dieser Einleitung sich anschliessender Abschnitt ist der Prüfung 

 und Justirung des Stauroskops gewidmet. 



Verfasser fasst die an ein gutes Instrument zu machenden Anforder- 

 ungen wie folgt zusammen : 



