— 355 — 



a. Limbus und Nonius dürfen keine merkbaren Theilungs- und Ex- 

 centricitätsfehler haben. 



b. Die optische Axe des Collimator- und des Beobachtungsrohrs müssen 

 eine gerade Linie, normal zur Theilkreisebene, bilden. 



c. Die CALDERON'sche Platte und der Krystallträger müssen normal 

 zur optischen Axe des Beobachtungsrohrs sich befinden. 



d. Die Trennungsfuge der Calderon' sehen Platte muss zusammenfallen 

 mit der Normalebene durch den Mittelpunkt und Nullpunkt des feststehen- 

 den Limbus, resp. Nonius. 



e. Die Innenkante der Stahlschiene des Objecttisches muss parallel 

 oder normal zu derselben Normalebene sein. 



f. Der Hauptschnitt des Polarisators muss parallel der Trennungsfuge 

 der CALDERON'schen Platte sein. 



g. Die Hauptschnitte des Polarisators und Analysators müssen normal 

 zu einander stehen. 



Überblickt man diese Erfordernisse, so sind sie alle selbstverständlich, 

 ebenso selbstverständlich ist es, dass das Instrument richtig ausgeführte 

 Nicols und CALDERON'sche Platte haben müsse. — Kein arbeitender Forscher 

 wird, ohne ein Instrument zu prüfen, den Resultaten desselben Zutrauen 

 schenken; so wird es auch hier der Fall sein. Bei der Prüfung aber 

 werden die, welche in solchen Sachen weniger erfahren sind, der vom 

 Verfasser gegebenen Winke sich mit Erfolg bedienen können. Am we- 

 nigsten zweckentsprechend erscheint dem Referenten die Prüfung des Er- 

 fordernisses b mit auf die Rohre aufzusetzenden centrisch durchbohrten 

 Kappen zu sein. 



Mit einem genau justirten Instrumente erforschte sodann Verfasser 

 unter Zuhülfenahme der Formel, welche zur Correction von Stauroskop- 

 messungen dient*, an einer Baryt- und an einer Calcitplatte den Grad 

 der Genauigkeit, den Messungen der Neigungen von Hauptauslöschungs- 

 richtungen gegen die krystallographischen Elemente erreichen können. 



Es ergab sich, dass mit dem mit ÜALDERON'scher Doppelplatte ver- 

 sehenen Instrumente am besten im weissen Licht operirt werden kann. 

 Fast eben so gut waren die Resultate bei Anwendung von Natriumlicht; 

 die anderen homogenen Lichtquellen lieferten für den Halbschattenapparat 

 zu wenig intensive Beleuchtung. Dispersionsbestimmungen sind daher 

 misslich. 



Empfehlenswerth bleibt immer öfteres Wiederholen der Einstellung 

 und Mittelnehmen aus den erhaltenen Werthen; ebenso ist ein Umlegen 

 der Platten und Beobachtung auf Ober- und Unterseite erforderlich. 



Die an den beiden genannten Platten angestellten Ermittelungen, 

 wegen deren Detail wir auf die Abhandlung verweisen, lieferten für den 

 rhombischen Baryt, sowie für den hexagonal-rhomboedrischen Calcit den 

 Beweis, dass die Hauptauslöschungsrichtungen des Lichts in Strenge die 

 Lage haben, welche die Theorie für sie fordert und dass dies Verhalten 



* Vergl. dies. Jahrb. 1881. II. p. 6. 



x* 



