— 357 — 



Aus dem Angeführten folgt, dasjä die Abnormitäten für Weiss am 

 geringsten sind , für die anderen Farben , obwohl vorhanden , doch durch 

 Mittelnehmen der Eesultate von Ober- und Unterseite sich nahezu auf- 

 heben. 



Wie Topas verhält sich ähnlich ein untersuchter Kaliumglimmer 

 vom Ural. 



Beim Gyps wird angegeben, dass die in der Symmetrieebene liegenden 

 Elasticitätsaxen sich bei Temperaturänderungen nicht so in ihrer Lage 

 ändern, dass sie für jede Farbe untereinander noch rechte Winkel bilden. 



Um den Grund der hier und bei vielen anderen Mineralien in ähn- 

 licher Weise vorkommenden Abnormitäten aufzufinden, hat Verf. zunächst 

 nochmals die Apparate eingehend geprüft und dieselben (bis auf die Ni- 

 coL'schen Prismen und CALDERON'schen Platten, die er noch besonders 

 untersuchen will), in gehöriger Ordnung befunden und zwar so, dass nor- 

 male Platten in genannten Apparaten auch normale Resultate gaben. Er 

 glaubt auch, dass, da die zur Untersuchung gekommenen abnormen Platten 

 bei der Prüfung im Mikroskop rein und einschlussfrei befunden worden 

 waren, den Grund des abnormen Verhaltens nicht in der Substanz suchen 

 zu müssen. Vielmehr scheint es ihm, als ob die Plattendicke und an- 

 gewandte Lichtart besonderen Einfluss habe, und er ist demnach folgender 

 Meinung : 



„Jedes Stauroskop scheint danach mit einem specifischen optischen 

 Fehler behaftet zu sein, der bei derselben Substanz für verschieden 

 Plattendicken und Lichtarten verschieden ist und auch bei bestimmtem 

 Verhältnisse zwischen Plattendicke und Wellenlänge gleich Null werden 

 kann." 



Jedenfalls lehren die Untersuchungen zunächst für die Praxis, dass 

 es dringend nöthig ist, das Mittel aus den Beobachtungen an der 

 Ober- und Unterseite der Platten zu nehmen. Nach seinen Erfahrungen 

 möchte Referent hinzufügen, dass es ihm doch vorkommt, als ob in der 

 Substanz selbst, etwa in deren gestörtem optischen Bau, mit ein Grund 

 der Erscheinungen u. A. zu suchen sei. Mikroskopische Prüfung an 

 dicken Platten, wie man sie meistens, wegen der Einstellung beim Stau- 

 roskop braucht, nützt nicht viel; dieselbe kann eigentlich nur am Dünn- 

 schliff Erfolg haben, und da wird man auch sicherer als beim dicken 

 Schliff sein, eine einheitliche Schicht vor sich zu haben. 



Dünnschliffe sind aber im oben geschilderten Stauroskop nicht unter- 

 suchbar, weil namentlich nicht genau einzustellen, und man ist dann auf 

 das Mikroskop angewiesen, das man mit CALDERON'scher Platte im Ocular 

 oder mit BERTRAND'scher Doppelquarzplatte versehen kann. — Die Feinheit 

 der Einstellung ist hier geringer als beim eigentlichen Stauroskop, dafür 

 hat man grössere Garantie für die Einheitlichkeit der Substanz. 



4. Wie in diesem Jahrbuch schon erwähnt und im vorliegenden Re- 

 ferat zu Eingang erörtert, ist bei der Stauroskopuntersuchung eine Cor- 

 rectionsformel von Bedeutung, welche erlaubt, den Fehler des Ausweichens 

 der Krystallkante von der Normalrichtung, zu der die von den Haupt- 



