﻿— 325 — 



Abbe gibt an, wie sein Refractometer (Neue Apparate zur Bestimmung 

 des Brechungs- und Zerstreuungsvermögens fester und flüssiger Körper. 

 Jena 1874) abgeändert werden muss, um mit demselben auch die Brechungs- 

 verhältnisse fester Körper bestimmen zu können. Er beobachtet ebenfalls, 

 wie F. Kohlrausch mit Hülfe seines Totalreflectometers (Annal. d. Phys. u. 

 Chera. Neue Folge, Bd. IV, pag. 1) den Grenzwinkel der totalen Reflexion 

 an einer polirten Fläch e des zu untersuchenden Körpers. Während aber 

 im Totalreflectometer dieser Körper ganz in einer stärker brechenden 

 Flüssigkeit (Schwefelkohlenstoff) hängt, kittet Abbe ihn nur mit einem 

 Flüssigkeitstropfen an die Fläche des am Refractometer befestigten Flint- 

 glasprisma. Als Flüssigkeit wendet er an: Cassia-Oel, Brechungsexponent: 

 n= 1,58, Zimmt-Aldehyd n = 1,62, Arsen-Bromür n = 1,78 (erstarrt aber 

 bei 20° Celsius). 



Dadurch vermeidet Abbe allerdings fast ganz eine Temperatur-Cor- 

 rection, welche bei dem Totalreflectometer in Folge der merklichen Ab- 

 hängigkeit des Brechungsexponenten des Schwefelkohlenstoffs von der 

 Temperatur angebracht werden muss, ferner gestattet die aus zwei 

 Amici'schen Prismen bestehende Compensatorvorrichtung , im weissen 

 Tageslichte zu beobachten, dagegen werden noch besondere Vorrichtungen 

 nöthig sein, damit das Refractometer auch bei der Untersuchung der 

 Brechungsexponenten an Krystallflächen , bei welcher diese in ihrer 

 eigenen Ebene gedreht werden müssen, eine eben so leichte und sichere 

 Handhabung gestattet wie das Totalreflectometer. 



Abbe stellt die Construction eines Refractometers in Aussicht, dessen 

 Prisma einen Index von 1,80 besitzt und das zur Bestimmung der Brechungs- 

 exponenten fester und flüssiger Körper eingerichtet ist. Mit diesem In- 

 strumente würden die optischen Constanten auch solcher Körper bestimmt 

 werden können, die bisher sich der Untersuchung entzogen. 



Karl Schering. 



G. Quincke: Über die Bestimmung des Brechungsexpo- 

 nenten mit totaler Reflexion. (Festschrift der Naturforschenden 

 Gesellschaft zu Halle. 1879, p. 1—8.) 



Quincke hat an einem Spectrometer von Oertling in Berlin (Durch- 

 messer des Horizontalkreises 400 mm, Theilung in 5') mit Collimator und 

 zwei Fernröhren (die mit GAuss'schen Ocularen zur Beleuchtung des 

 Fadenkreuzes versehen werden können) Bestimmungen von Brechungs- 

 exponenten durch Beobachtung der totalen Reflexion ausgeführt. Auf 

 dem Tischchen des Spectrometers standen zwei rechtwinklige gleichseitige 

 Prismen von Flintglas und zwischen den polirten Hypotenusenflächen der- 

 selben war eine Platte des zu untersuchenden festen Körpers mit Cassiaöl 

 angeklebt oder ein Tropfen einer Flüssigkeit gebracht, deren Brechungs- 

 exponent bestimmt werden sollte. Sonnenlicht fällt in horizontaler Rich- 

 tung durch den Spalt auf die Kathetenfläche des ersten Prisma, durch- 

 setzt die beiden Prismen und die Platte und gelangt durch ein 



