— 8 - 



entsteht; es genügt vielmehr jede Reaction, welche überhaupt zur Bild- 

 ung eines neuen festen krystallisirbaren Körpers führt, weil derselbe, 

 auch wenn er löslich ist, ja nach Abdampfen des Lösungsmittels jeden- 

 falls in die Erscheinung treten muss. 



Schon in seiner Arbeit über Krystallwachsthum * beschrieb Lehmann 

 ein für die hier in Betracht kommenden Operationen besonders eingerich- 

 tetes Mikroskop. Der Verf. hat dasselbe seitdem wesentlich verändert 

 und verbessert und giebt in der vorliegenden Arbeit eine ausführliche, 

 von instructiven Zeichnungen begleitete Beschreibung seines complicirten 

 Apparates. Das Mikroskop weicht von allen bisher gebräuchlichen For- 

 men ab. Die Hülse, welche den Tubus trägt, ist durch einen T-förmigen 

 Arm , der sich innerhalb weiter Grenzen verlängern und verkürzen lässt, 

 auf einer schweren grossen gusseisernen Fussplatte (welche die Stabilität 

 des Ganzen verbürgt) befestigt. Der Objecttisch ist nicht wie gewöhnlich 

 mit dem Tubus direct verbunden, sondern auf einem besonderen dreh- 

 baren Fuss angebracht. Durch eine Schlittenvorrichtung und Mikrometer- 

 schraube kann er auch horizontal verschoben werden. Der eigentliche 

 Tisch besteht nur aus einer dünnen kreisförmigen, durch zwei Säulchen 

 getragenen Metallplatte; je nach der erforderlichen Temperatur, der Grösse 

 und Form der Objecte können indess verschieden gestaltete Objecttische 

 aufgesteckt werden. Um die Objectiv-Linsen bei Untersuchung von Prä- 

 paraten, die stark erhitzt werden müssen, gegen die Wärme zu schützen, 

 wird eine sehr grosse und dicke, verschiebbar an dem Stativ angebrachte 

 Kupferplatte mit nur kleiner centraler Durchbohrung zwischen Tisch und 

 Objectiv eingeschaltet. 



Die Erwärmung der Objecte wird durch eine kleine nicht leuchtende 

 Flamme einer Mischung von Gas und Luft bewirkt. Sie entströmt einem 

 gläsernen Brenner, der, an einer seitlich in der Fussplatte befindlichen 

 Säule drehbar befestigt, beliebig unter das Object bewegt oder zurück- 

 geschlagen werden kann. Die Wirkung der Flamme lässt sich ausser 

 durch Einstellung der Hähne, welche zu der Gasleitung und einem mit 

 Luft gefüllten Gasometer führen, durch ein über die Flamme zu schie- 

 bendes Glas- oder Glimmerblättchen reguliren. Soll eine genau be- 

 stimmte Temperatur erzeugt werden, so kommt ein hohler Objecttisch in 

 Anwendung, durch welchen eine Druck- oder Centrifugalpumpe fortwäh- 

 rend einen Strom heissen Wassers oder Öls hindurchtreibt. 



Die Beleuchtung geschieht in der Regel durch einen Glasplattensatz, 

 welcher das Licht einer Gaslampe, die unter dem den ganzen Apparat 

 tragenden Tisch angebracht ist, genau unter dem Polarisationswinkel nach 

 oben auf eine Sammellinse reflectirt. Doch kann auch durch einen Hohl- 

 spiegel, der sich von der Seite her unter das Object bewegen lässt, Be- 

 leuchtung mit Tageslicht zur Anwendung kommen. Da der Glasplatten- 

 satz polarisirtes Licht liefert, so kann man, selbst während des Erwär- 

 mens, durch Hinzufügung eines Analysators die Schwingungsrichtungen 



Zeitschr. f. Kryst. I. p. 97 ff. 1877. 



