— 339 - 



Der Verf. hat die mitgetheilten Versuche mit einem GLAN'schen Photo- 

 meter angestellt. 



Dieses Instrument hat im Grossen und Ganzen die Gestalt des Bünsen'- 

 schen Spectralapparats. Das Beobachtungsfernrohr hat nur noch einen 

 in horizontaler Richtung beweglichen Schieber erhalten, so dass man das 

 Spectrum bis auf die Stelle, die man auf ihre Intensitätsverhältnisse unter- 

 suchen will, abblenden kann. Das Collimatorrohr aber ist wesentlich von 

 dem eines Spectrometer verschieden. Der verticale Spalt zunächst ist 

 durch ein 2 mm breites Metallblättchen in zwei Theile getheilt. Die von 

 einer constanten Petroleumflamme gelieferten Lichtstrahlen fallen durch 

 den Spalt sodann auf ein Rochon'sches Prisma, das von jeder Spalthälfte 

 durch Doppelbrechung zwei übereinanderliegende Bilder liefert. Durch 

 ein dann folgendes Nicol'sches Prisma, das um seine Längsachse um einen 

 an einem Theilkreise messbaren Winkel drehbar ist, kann die Intensität 

 des ordentlichen, sowie des ausserordentlichen Spaltbildes geändert werden. 

 Der Nicol ist zunächst so zu stellen, dass ein Spaltbild dunkel erscheint; 

 und von dieser Stellung aus sind die Winkel am Kreise des Nicol zu 

 zählen. Dann wird der Nicol gedreht, bis beide Spaltbilder gleich hell 

 sind. Dieser Drehungswinkel a ist nahe 45°. Für das Instrument des 

 Verf. änderte sich a von dem rothen bis zum blauen Ende des Spectrum 

 von dem Werthe 44° 14' bis zu 44° 59'. 



Soll nun das Verhältniss der Intensität (i') des von einer planparal- 

 lelen Krystallplatte, z. B. parallel zum Hauptschnitt polarisirten hindurch- 

 gehenden Lichtes zu der Intensität (i) des auffallenden Lichtes bestimmt 

 werden, so ist die Krystallplatte so vor einer Hälfte des Spaltes anzu- 

 bringen, dass ihr Hauptschnitt parallel dem des Rochon'schen Prisma ist. 

 (Diese Orientirung kann z. B. mit Hülfe eines nur zu diesem Zwecke vor 

 den Spalt gestellten zweiten Nicol ausgeführt werden.) Ist dann eine 

 Drehung des Nicol um den Winkel a' nöthig , um gleiche Intensität der 

 aneinander grenzenden Felder des Spaltes hervorzubringen, so besteht 

 die Gleichung: 



i- = tang 2 a . cotang 2 a' 



Dreht man ferner die Krystallplatte um 90°, so kann das Verhältniss 

 der Intensität i" des senkrecht zum Hauptschnitt polarisirten hindurch- 

 gehenden Lichtes zu i in analoger Weise bestimmt werden. Das Ver- 

 i' 



hältniss ^ * st ausserdem auch direct zu ermitteln, wenn die Platte, orien- 



tirt, beide Spalthälften bedeckt. 



(Eine vollständige Beschreibung und Abbildung des Instruments findet 

 man übrigens in dem „Berichte über die wissenschaftlichen Instrumente 

 auf der Berliner Gewerbeausstellung i. J. 1879, p. 387 — 391.) 



Der Verf. hat theils Körper untersucht, welche durch mechanische 

 Mittel, Zug oder Druck, zu anisotropen geworden sind, wie: gezogene 

 Kautschukmembran; in bestimmter Richtung auf einer Glasplatte verrie- 

 bener Indigo, theils Krystalle, wie Turmalin (grüner und rother), pa- 



w * 



