H. GEELMUYDEN. 



[No. 10 



bestemte Vaerdi, saa er 



c' = c + 0."38 ± 0."08. 



Ved de ensidige Observationer, hvor Collimationsfeilen har 

 maattet bestemmes ved Hjelp af Miren, er derfor Vaerdien 

 blevet formindsket med 0."4, forinden den blev indsat i Lign. 

 (2). Dette er Grunden til, at Betegnelsen & er anvendt i Tab. B. 



Collimationsfeilen har, hvadenten den er blevet bestemt paa 

 den ene eller den anden Maade, vist sig i hei Grad afhaengig 

 af Temperature n, 1 noget som nok er en almindelig Erfaring 

 ved Instrumenter af denne Art. Forklaringen i naervaerende 

 Tilfaelde er uden Tvivl felgende. Paa hosstaaende Figur betegner 



ABC det Underlag af massivt Messing, hvortil Prismet er fsestet 

 ved Hjelp af to lange Skruer, som her er udeladt. Da det hele 

 er hermetisk indelukket i Kikkertreret, vil enhver Forandring i 

 den ydre Lufts Temperatur saagodtsom udelukkende forplante 

 sig gjennem Metallet, da dette er en meget bedre Leder end den 

 indestaengte Luft, som omgiver det hele overalt undtagen ved 

 AA, somber Bunden af Kikkertreret. Felgelig vil der let kunne 

 opstaa Ujevnheder i Metallets Temperatur i Eetningen ABC, 

 hvilket igjen vil medfere Formforandringer af Underlaget og 



1 Under en kortbObaervationarajkke i 1885 i Naerheden af Bodu (kortelig om- 

 talt i Selskabets Made 27 Nov. a. A.) viste det aamme Instrument Big meget 

 mere ; stabilt, aabenbart en Felge af den n*sten konatante Temperatur paa 

 denne Kyatstation. — Det i Overaigten over Forhandlingerne i det nsevnte 

 Made anfarte Eeaultat er 2" feilagtigt; det akal vaere 67° 15' 44."3 ± 0.' 1°- 



