ET DE PHYSIQUE. 149 



double anneau , dont l'un tourne dans l'autre ; par-là 

 l'aiguille se renverse sens dessus dessous , sans être obli- 

 gée d'être retirée , et demeure toujours en équilibre. Une 

 autre pièce qui a aussi sa commodité , c'est un petit axe 

 de cuivre qui se visse à la partie inférieure de l'anneau 

 de suspension , et qui porte un flotteur plongeant dans 

 un vase V plein d'huile ou d'eau , placé au milieu du 

 trépied, au-dessous du centre du cercle horizontal. Ceci 

 est nécessaire pour tempérer les oscillations de l'aiguille, 

 qui sont d'autant plus longues qu'elle est plus librement 

 suspendue. Il est indispensable de mettre dans l'alidade 

 qui renferme l'aiguille une pièce mue par un ressort qui 

 soulève et fixe cette aiguille toutes les fois que l'on voudra 

 faire mouvoir la lunette pour aller pointer à l'objet 

 dont on veut mesurer l'amplitude magnétique. 



Au reste, les dessins que je joins à cette description 

 de ma nouvelle boussole m'exemptent d'un plus grand 

 détail. Il est temps de passer aux opérations que j'ai 

 faites avec cet instrument, et de faire connoître les ré- 

 sultats que j'en ai tirés. 



Mes premières observations, comme on le juge bien, 

 furent faites sur la plate-forme de l'Observatoire. Muni 

 d'un instrument avec lequel je pouvois parvenir à dé- 

 terminer l'angle de déclinaison de l'aiguille aimantée 

 à la minute , et même à quelques secondes près , si je 

 le jugeois à propos , je desirai vérifier un soupçon que 

 j'avois depuis long-temps , mais sur lequel je ne pouvois 

 acquérir de certitude, faute d'instrument assez délicat. 

 Je me plaçai à cet effet à trois différens points de la 



