﻿182 



dessen eines Ende in das Becherglas eingesenkt wird, unterwirft. 

 Auf diese Weise gelang die Isolirung der Augite schon be- 

 deutend besser, doch war für meine Zwecke die ganze Art des 

 Verfahrens noch nicht praktisch und fördernd genug und stellte 

 ich deshalb selbst einen einfachen Apparat zusammen, welcher 



mir in der Folge sehr gute Dienste 

 geleistet hat und den ich hier 

 etwas näher beschreiben will. 



Fig. I stellt den Apparat 

 von vorne gesehen in i natür- 

 licher Grösse dar. Auf einer 

 hölzernen Unterlage ruht, von 

 drei 10 cm hohen Messingsäulen 

 unterstützt, horizontal der huf- 

 eisenförmige Elektromagnet, 

 dessen Schenkel mit je 7 Lagen 

 2 mm starken Kupfer drahtes 

 umwunden waren. Vor den bei- 

 den Polen sind die Anker a aus 

 weichem Eisen befestigt. Die- 

 selben sind der Länge nach 

 durchbohrt, und in diesen Bohr- 

 ungen sind cylindrische Eisen- 

 kerne b eingeschoben, welche 

 durch Schrauben s in beliebiger 

 Entfernung von einander fest- 

 gestellt werden können. Die 

 einander zugekehrten Enden die- 

 ser Eisenkerne sind messer- 

 schneidenartig zugeschärft. Ge- 

 nau über diesen Schneiden be- 

 findet sich die Ausflussöffnung 

 einer engen Bürette 1, welche 

 mit einem Glashahn und am 

 oberen Ende mit einem geräumigen trichterartigen Ansätze ver- 

 sehen ist. Die Bürette wird von einer Fassung gehalten, die 

 ihrerseits an einer Messingsäule in jeder beliebigen Stellung fest- 

 geschraubt werden kann und hat bei einer Länge von ungefähr 50 cm 



