﻿— 5 — 



bestimmen. (Sitzb. der physik.-medic. Societät zu Erlangen, 30. Juli 

 1883.) 



Um vergleichende Härteprüfungen zu machen, ist es von Wichtigkeit, 

 die mittlere Härte einer Krystallfläche kennen zu lernen. Der vom 

 Verfasser construirte Apparat misst die Härte unter der Voraussetzung, 

 dass bei gleicher Belastung und gleicher Geschwindigkeit der Bewegung 

 der Effekt einer Diamantspitze oder Schneide im umgekehrten Verhält- 

 nisse der Härte der untersuchten Fläche stehe. Der Verfasser beschreibt 

 denselben folgendermassen: „Durch ein Zahnrad wird eine kleine Scheibe, 

 die auf einem mit lOmal weniger Zähnen auf dem Umfang versehenen 

 kleineren Rade befestigt ist, in Drehung versetzt. Auf dieser Scheibe 

 wird der Krystall, aufgekittet auf eine verschiebbare Platte, befestigt. 

 Senkrecht über dem Mittelpunkt dieser Scheibe befindet sich ein auf- und 

 abzubewegender, aber in ähnlicher Weise, wie der zum Abhobeln be- 

 stimmte Diamant, gegen eine Drehung um seine Achse gesicherter Dia- 

 mantbohrer. Er wird je nach der Härte der Krystalle mit 100 oder 

 200 Gr. beschwert. Dreht man nun das grössere Zahnrad, so bohrt sich 

 durch die rasche Drehung des Krystalls auf der Scheibe der Diamant- 

 splitter immer tiefer ein. Durch einen kleinen Fühlhebel, auf dem der 

 Diamantträger mit seinem Gewichte aufruht, kann man bis auf ca. ^ mm 

 die Tiefe, bis zu welcher der Bohrer eingedrungen, genau bestimmen. 

 Zum Unterschiede von den andern Härtemessern will ich dieses Instrument 

 als Mesosklerometer bezeichnen. Denn da in jedem Momente mit der 

 Drehung des Krystalls die Richtung, in welcher der Diamant angreift, 

 sich ändert, und gleichmässig bei einer vollen Umdrehung nach allen 

 Richtungen wirkt, erhält man so unmittelbar die mittlere Härte einer 

 Krystallfläche, da man annehmen darf, dass die Zahl der Umdrehungen, 

 welche nöthig ist, um den Bohrer stets um den gleichen Betrag in den 

 Krystall eindringend zu machen, direct im Verhältnisse zur mittleren 

 Härte steht." Mit diesem Instrumente wurden Untersuchungen auf den 

 Flächen R (1011) und oR (0001) des Kalkspaths, Bitterspaths , Mangan- 

 spaths und Eisenspaths ausgeführt, welche lehrten, dass die mittlere Härte 

 dieser beiden Flächen mit dem spec. Gew. der Mineralien zunehme, aller- 

 dings viel mehr, als dieses selbst. Bei der zweiten Reihe isomorpher Ver- 

 bindungen, Aragonit, Strontianit, Witherit und Cerussit zeigte sich da- 

 gegen gerade das umgekehrte Verhalten, die Härte nahm ab, während 

 G. zunahm. Ähnlich war es bei der Schwerspathreihe und den isomorphen 

 unterschwefelsauren Salzen. Streng. 



Fr. Pfaff: Versuche die absolute Härte der Mineralien 

 zu bestimmen. (Sitzb. d. math.-physik. Classe d. k. bayer. Ak. d. Wiss. 

 1883. Heft I. p. 55.) 



Der Verfasser unterwirft zunächst die früheren Versuche zur Bestim- 

 mung der absoluten Härte der Mineralien einer Kritik und wendet sich 

 dann zu den von ihm ausgeführten Versuchen. Er stellt sich die Aufgabe. 



