﻿— 10 — 



nichtglänzende, matte Flächen besitzen, auf denen keine Spiegelbilder re- 

 flektirt werden , welchem Zwecke auch das HiRSCHWALD'sche Mikroskop- 

 goniometer dienen soll. (Ein älteres demselben Zwecke dienendes In- 

 strument, das mit dem vorliegenden neuen manche Ähnlichkeit zeigt, ist 

 das AüELMANN'sche Goniometer.) 



Der Apparat besteht aus einem WoLLASTON'schen Goniometer mit 

 FüEss'scher Centrir- und Justirvorrichtung, welches auf einer matten Glas- 

 tafel, der Grundplatte, so befestigt ist, dass der Theilkreis zu derselben 

 möglichst genau senkrecht steht und dass die Drehaxe der langen Seite 

 der Tafel parallel ist. Zur Beurtheilung der Lage der Flächen des zu 

 messenden Krystalls dient der gesondert aufzustellende Fühlhebelapparat. 

 Dieser besteht aus einer oberen festen nach unten gekehrten und einer 

 unteren, der ersten parallelen beweglichen, nach oben gekehrten Schneide, 

 welche letztere an einem um eine Axe leicht drehbaren Arm befestigt 

 ist. Diese Axe ist mit dem die feste Schneide tragenden Messingstativ 

 fest verbunden, die an diesem Arm befestigte bewegliche Schneide ist von 

 der Drehaxe des Arms an gerechnet etwas, aber sehr wenig, über die ihr 

 parallele feste Schneide hinaus gerückt. Der Arm trägt jenseits der 

 Drehaxe ein verstellbares Gegengewicht, mittelst dessen er vollständig 

 äquilibrirt werden kann. Unterstützt und verstellbar ist der Arm durch 

 eine senkrecht nach oben gehende Schraube mit getheiltem Knopf. Die 

 bewegliche Schneide hat nach unten einen Fortsatz, welcher mit der zu 

 untersuchenden Fläche in Contakt gebracht wird. Zwischen beiden Schnei- 

 den wird der Fühlhebel selbst eingelegt, welcher in der Richtung von 

 der Drehaxe des Arms weg ein kleines, nach jener Seite wenig über- 

 wiegendes Gegengewicht trägt; während an dem nach jener Axe gerichteten 

 Theil ein langer Zeiger befestigt ist, dessen Bewegungen auf einer Kreis- 

 skala abgelesen werden können. Dieser ganze Apparat ruht auf einem 

 horizontalen Fuss, der seinerseits mit drei Knöpfen auf der Grundplatte 

 steht , von welcher der eine unter den Schneiden gelegene durch eine 

 Schraube mit getheiltem Knopf gehoben und gesenkt werden kann. Diese 

 Fussplatte trägt nach hinten zwei horizontale, nach unten umgebogene 

 Arme, die von je einer horizontalen Stellschraube durchbohrt sind, mittelst 

 welcher der ganze Apparat an der kurzen Seite der Grundplatte, welche 

 dem Goniometer gegenüber liegt, parallel mit sich hingeführt werden kann. 

 Eine kleine Hülfsvorrichtung, eine mit verschiedenen Stellschrauben ver- 

 sehene Platte mit einem vertikalen Ständer, an welchem ein horizontaler 

 Stahlkeil befestigt ist, dient zur Erleichterung des Centrirens und Justirens. 



Die Empfindlichkeit des Hebelapparats ist um so grösser, je kleiner 

 die Entfernung der beiden Schneiden. Der Grad der Empfindlichkeit 

 wurde an dem untersuchten Instrument durch vielfache Versuche fest- 

 gestellt und die instrumentalen Fehler der Messungen (abgesehen von 

 denen des Goniometers selbst), welche durch die Stellung des Goniometers 

 zur Grundplatte (Drehaxe des Kreises parallel oder nicht parallel der 

 Grundplatte) und durch die Construktion des Fühlhebels bedingt sind, ein- 

 gehend erläutert. 



