﻿- 13 — 



Die Abweichungen dieser Werthe von 90° liegen innerhalb der Grenzen 

 der Beobachtungsfehler. Der ohne weiteres als Halbschattenapparat die- 

 nende Zwillingsnicol (dessen Construktion durch Theilen des oberen Stücks 

 eines gewöhnlichen Nicols in der Medianebene, Ausschneiden zweier 

 scharfen Keile von der Schnittfläche weg, Vereinigung der beiden Hälften 

 nach den neuen Flächen und des so veränderten Stücks mit dem alten, 

 untern, längs einer der ursprünglichen Berührungsfläche beider neu an- 

 geschliffenen Fläche bewerkstelligt wird) zeigt beide Hälften gleich hell, 

 wenn die Trennungsflächen der beiden Stücke der oberen Hälfte auf der 

 oberen Polarisationsebene senkrecht stehen. Liegt eine doppeltbrechende 

 Krystalllamelle dazwischen, so ist das Gesichtsfeld nur dann gleich be- 

 schattet, wenn eine ihrer Schwingungsrichtungen mit der Trennungsfläche 

 im Zwillingsnicol zusammenfällt. Dieser letztere wird im Collimatorrohr 

 ohne die beiden Linsen, welche über und unter den gewöhnlichen Nicols 

 in demselben befestigt werden, angebracht, und zwar so, dass er sich in 

 einer Kugelschale drehen und so seine Vertikalrichtung durch die Drehung 

 einiger Stellschrauben etwas ändern kann. Seine Kanten können dadurch 

 mit der Axe des Collimatorrohrs parallel gestellt werden. Die Grenze 

 der beiden ev. ungleich hellen Theile des Gesichtsfelds wird durch den 

 Mittelpunkt desselben gelegt, so dass beide Theile Halbkreisflächen sind; 

 endlich muss die Symmetrieebene des Zwillingsnicols mit der durch den 

 Mittel- und Nullpunkt des Limbus (resp. des Nonius) gehenden Ebene 

 möglichst zusammenfallen. Beide Flächen werden aber wohl stets einen 

 kleinen Winkel v machen, den man mittelst eines bekannten Krystalls 

 empirisch ermittelt und nachher in Kechnung stellt; derselbe zeigt aber 

 gewisse Schwankungen, deren Grund noch nicht ermittelt ist. Reiches 

 Beobachtungsmaterial ist im Text nachzusehen, der Verf. zieht aus diesen 

 mit dem im Stauroskop richtig justirten Zwillingsnicol angestellten Unter- 

 suchungen folgende Resultate: 



L Alle Krystalllamellen ergeben (abgesehen von den kleinen Schwan- 

 kungen des Winkels v) ganz normale Resultate, auch die früher anomal 

 gefundenen Lamellen. 



2. Die stauroskopische Untersuchung steht bei zahlreichen Einstel- 

 lungen in allen vier Quadranten anderen physikalischen Messungsmethoden 

 nicht nach, um so weniger, je heller das angewandte Licht ist. Die Ab- 

 weichungen zwischen Beobachtung und Rechnung sind im Allgemeinen 

 geringer als 1 Minute. 



3. v ist bei jeder Krystalllamelle für alle Lichtarten constant. 



4. Genannte Abweichung wechselt aber für verschiedene Krystall- 

 platten und Krystallträger um einige Minuten. 



5. Zur Erhöhung der Genauigkeit ist die innere Einrichtung der 

 Stauroskope zu ändern (R. Füess wird ein entsprechend eingerichtetes 

 Präcisionsstauroskop construiren). 



6. Es ist noch durch Versuche festzustellen, ob nicht ein von Lippich 

 construirter Halbschattenapparat noch bessere Resultate giebt, als der 

 Zwillingsnicol. 



