﻿— 298 — 



Kupfer benutzt, (dessen spec. Wärme (c 4 ) von Regnault zu 0,09515 bestimmt 

 ist); für die spec. Wärme c des zu untersuchenden Körpers ergiebt sich, 

 dann, wenn man, wie die Verf., gleiche Gewichte Kupfer und Untersuchungs- 

 material verwendet, die Gleichung: 



i — _ c . P . C 1 . d 1 

 ° — p . c . (d-d 1 ) -f P • C . d 

 darin bedeutet P das Gewicht der calorimetrischen Flüssigkeit, C ihre spez. 

 Wärme, p das Gewicht des untersuchten Körpers, d und d 1 die Ablenkungen 

 des Galvanometers durch den untersuchten Körper, bez. durch das Kupfer. 



Um das gleichzeitig mit der untersuchten Substanz in einem zweiten 

 Röhrchen in der Mundhöhle (auf sehr annähernd dieselbe Temperatur) er- 

 wärmte Kupfer unmittelbar nach dem ersten eintauchen zu können, wurde 

 noch ein dritter, ebenfalls mit einer Thermosäule versehener Glascy linder 

 zu Hülfe genommen, der mit den beiden andern zu einem handlichen Ap- 

 parat verbunden wurde. 



Um genaue Resultate zu erhalten, (diejenigen der Verf. weichen von 

 den entsprechenden REGNAüLT'schen Werthen im Maximum 5 Einheiten der 

 4ten Decimale ab,) sind einige Vorsichtsmassregeln zu beachten. Zunächst 

 ist eine genaue Einstellung der Magnetnadel auf den Nullpunkt der Thei- 

 lung nothwendig; auch ist ihre Richtkraft durch auf den Seiten symmetrisch 

 aufgestellte Magnete möglichst zu verringern. (Die Verf. erhielten so eine 

 Schwingungsdauer von 18 See.) Die Ablesungen geschehen mittelst Fern- 

 rohr nach der GAuss'schen Methode. Zu Anfang des Versuchs ist die gleiche 

 Temperatur der Flüssigkeiten in je zwei der Glascylinder mittelst des Gal- 

 vanometers (0° Stellung desselben) zu controlliren. Die Erwärmung der 

 Substanz wie des Kupfers darf nicht zu weit getrieben werden, da nur für 

 kleine Temperaturdifferenzen einfache Proportionalität zwischen diesen und 

 der Intensität der electrischen Ströme und der Grösse der Abweichung der 

 Magnetnadel besteht. Endlich ist nur wenig Substanz und Flüssigkeit an- 

 zuwenden, damit die Temperatur im Calorimeter möglichst rasch constant 

 werde. Die Wärmeverluste durch Strahlung werden bei der Schnelligkeit 

 des Verfahrens fast vollständig vermieden, wenn jedes calorimetrische Ge- 

 fäss von einem zweiten grösseren Cylinder umgeben ist, dessen Deckel zu- 

 gleich das innere Gefäss schliesst. 



Die Verf. gedenken mit dem Apparat namentlich die spec. Wärme poly- 

 morpher Körper zu bestimmen und hoffen, dass es auch gelingen wird, die 

 Ausscheidung der Gesteinsgemengtheile in verschiedenen Generationen ex- 

 perimentell nachzuweisen. O. Mügge. 



F. v. Kobell: Tafeln zur Bestimmung der Mineralien mit- 

 telst einfacher chemischer Versuche auf trockenem und 

 nassem Wege. 12. neu bearbeitete und vermehrte Auflage von K. Oeb- 

 beke. München 1884. 



Indem wir dieses Werk den Fachgenossen ankündigen, verbinden 

 wir damit den Ausdruck innigsten Bedauerns , dass es dem überaus ver- 

 dienstvollen und liebenswürdigen Verfasser nicht mehr vergönnt war, die 



