52 



ihr Muttergewinde in dem Einge i finden; sie dienen zur 

 Centrirung des mit einem Fadenkreuz versehenen Diaphrag- 

 mas e. Die Gestalt jener Löcher gestattet dem Ringe i auch 

 nach der Einführung des Oculars in das Fernrohr eine ge- 

 ringe Drehung zu ertheilen und auf diese Weise die Fäden 

 des Fadenkreuzes e genau in die zur- Axe des Goniometers 

 parallele und senkrechte Lage zu bringen. In jenes Kopf- 

 stück ist ausserdem ein Hohlkegel eingeschraubt, welcher das 

 Axenlager für den Theilkreis d bildet. An d können mit 

 Hülfe des Nonius n zwei Minuten abgelesen werden. Auf der 

 vorderen Fläche der Scheibe d befindet sich ein vorspringen- 

 der Ring, welcher von vier auf die Hülse / wirkenden Justir- 

 schrauben durchsetzt wird. Die Hülse / enthält hinten ein 

 Diaphragma mit einem diametralen Faden und vorn ein 

 RAMSDEN'sches Ocular. 



Zur Justirung des Oculargoniometers ist zunächst erfor- 

 derlich, dass der Faden / durch die Drehungsaxe des Theil- 

 kreises d gehe und der Mittelpunkt des Fadenkreuzes e in 

 dieselbe Axe falle. Ausserdem muss diese Ocularaxe senk- 

 recht zur Drehungsaxe des ganzen Goniometers gerichtet sein. 



Man erreicht diese Einstellung auf folgendem Wege, Zu- 

 vörderst stellt man den Faden /, dessen Drehungsebene dicht 

 an der Ebene des Fadenkreuzes e liegt und der deshalb 

 gleichzeitig mit e deutlich gesehen wird, mit Hülfe seiner 

 Justirschrauben so ein, dass er nach einer Drehung des Theil- 

 kreises d um 180° mit seiner ursprünglichen Lage zur Deckung 

 gelangt. Abweichungen von dieser Einstellung können mit 

 Hülfe des von vorn herein nur annähernd justirten Faden- 

 kreuzes e sehr genau beurtheilt werden. Alsdann wird der 

 Mittelpunkt von e mit Hülfe der zugehörigen Justirschrauben 

 mit dem Faden / zur Deckung gebracht. Zum Schluss wird 

 auf dem gewöhnlichen Wege das ganze Fernrohr senkrecht 

 zur Goniometeraxe gerichtet, wobei die vier (in der Figur 

 nicht dargestellten) Justirschrauben der Hülse a benutzt 

 werden. 



§. 10. 



Optisch einaxige Einstalle. 

 Der Charakter der Doppelbrechung sei positiv, dann 

 sind die Grenzwinkel i und i ' gegeben durch: 



