— 172 — 



Mitte zwischen beiden Thermometern herausbewegt , die mittlere Tempe- 

 ratur annehmen, so könnte der Fehler unmöglich 1° betragen. Auch dieser 

 lässt sich noch bedeutend reduciren, wenn man den Erwärmungskasten 

 selbst bis auf die Fenster in das Ölbad einsehliesst. Vielleicht lässt sich 

 der Apparat auch mit einer Kältemischung füllen. Th. Liebisch. 



H. Dufet: Inf lue nee de la temperature sur les indices 

 de re'fraction du quartz. (Comptes rendus 1884. 98, 1265. Bull. soc. 

 min. 7. 182.) 



— . Eecherches experimentales sur la Variation des 

 indices de refraction sous Finfluence de la chaleur. (Theses 

 present. ä la Fac. des Sc.~ de Paris. 1885. Bull. soc. min. de FTance. 

 1885. 8, 171—304.) 



I. Der Verfasser bestimmt die Veränderlichkeit der Doppelbrechung 

 des Quarzes durch die Temperatur durch Beobachtung der Verschiebung 

 der FizEAü-FoucAULT'schen Streifen, welche er mit einem Quarzwürfel, dessen 

 Dicke in der Richtung der Axe 14.070 mm. und senkrecht zur Axe 14,614 mm. 

 ist, hervorbringt. Um diese genau messen zu können, lässt er durch die 

 eine Hälfte des Spaltes am Collimator weisses Licht und durch die andere 

 das Licht einer Kochsalzflamme treten und misst dann die Stellung und 

 Bewegung der Streifen in Bezug auf eine der Linien D. Die Platte be- 

 findet sich bei diesen Versuchen in einem Luftbade mit BExoiT'schem Re- 

 gulator, welcher es gestattet , die Temperatur mehrere Stunden lang auf 

 der gleichen Höhe zwischen 35° und 80° zu erhalten. Für die Ausdehnungs- 

 coeffizienten benutzt der Verf. folgende noch nicht veröffentlichte Werthe, 

 die ihm von Benoit mitgetheilt sind. 



|i = u j = 0,0000071102 + 0.00000001712 t in der Eichtung der Axe 



dt ' 1 1 ' & 



= ^ — 0.0000131615 -f- 0.00000002526 t senkrecht zur Axe. 

 Er findet dann für die Differenz der Brechungsexponenten 



— - ( E ~°) = 0.0000009724 4- 0.000000003232 t. 



dt 1 ' 



Die Doppelbrechung nimmt also mit steigender Temperatur ab. 



Um die Veränderlichkeit der Brechungsexponenten selbst durch die 

 Temperatur zu bestimmen, lässt der Verfasser das Licht einer Kochsalz- 

 rlamme zur Hälfte durch dieselbe Quarzplatte, zur Hälfte durch eine zweite 

 von anderer Temperatur, deren Dicke 14,34 mm. ist. hindurchgehen und 

 ruft auf diese Weise die TALBOT'schen Linien hervor. Mit Hülfe eines 

 Analysators werden dann die stetigen Veränderungen der Linien bei Er- 

 höhung der Temperatur für den ordentlichen und den ausserordentlichen 

 Strahl gesondert beobachtet und aus diesen die Änderungen der Brechungs- 

 exponenten berechnet. Mit Berücksichtigung des nach der ersten Methode 

 erhaltenen Resultates ergiebt sich dann: 



