6 



Mineralogie. 



Apophyllit (sehr stark excentrisch) Scheelit 0,95 

 Matlockit (stark excentrisch) Wulfenit (nicht excentrisch) 



Idokras 0,95 Phosgenit (nicht excentrisch) 



O. Mügge. 



Jannetaz: Snr un nouveau ellipsometre. (Comp. rend. 

 5. Dec. 1892. t. CXV. p. 1021—1023.) 



Die früher (Comp. rend. t. LXXVIII. p. 413) vom Verf. angegebene 

 Methode, die SßNARMONT'schen Schmelzfiguren zu messen, hatte den Nach- 

 theil, dass die Umrisse der in einer Ebene senkrecht zur Axe des Fern- 

 rohres gelegenen Figuren so oft nur schlecht zu sehen waren. Verf. be- 

 obachtet sie daher jetzt in schräg reflectirtem Licht. Die Reflexionsebene 

 ist vertical, dem Hauptschnitt des im Fernrohr befindlichen Kalkspath 

 parallel, und da die Ellipsen verzerrt erscheinen, wird nicht der Kalkspath, 

 sondern die Ellipsen selbst gedreht, bis die Sehne der Durchschnittspunkte 

 der Ellipsen parallel der nicht verzerrten Horizontalen _L zur Reflexions- 

 ebene liegt. Das Präparat befindet sich zu dem Zwecke auf einem ge- 

 theilten drehbaren Kreise, der zugleich senkrecht zur Reflexionsebene um 

 mikrometrisch messbare Grössen verschiebbar ist. Um die Schnittlinie der 

 beiden Ellipsen dem Horizontalfaden des Fernrohres möglichst nahe bringen 

 zu könneD, ist dieses in einer Verticalebene drehbar. Sind die Schmelz- 

 figuren kreisförmig, so behält die Schnittlinie der doppelt gesehenen 

 Schmelzcurve beim Drehen stets dieselbe Richtung. O. Mügge. 



&. Wyrouboff: Sur un nouveau microscope propre aux 

 observations ä haute temperature. (Bull. soc. frang. de min. 

 t. XIV. 1891. p. 198-203.) 



Der Objecttisch besteht aus einer U-förmigen, im Knie durchbohrten 

 Metallplatte, der durch Erhitzung des einen Schenkels Wärme zugeleitet 

 werden kann ; sie ist nicht drehbar und an einem vom übrigen Mikroskop 

 ganz unabhängigen, seitlich aufgestellten Träger befestigt. Der Tubus 

 des Mikroskops ist gebrochen: das Objectiv steht vertical unter dem über 

 dem Tisch befindlichen, von oben beleuchteten Condensor, in der Axe eines 

 horizontalen Theilkreises ; das schräg nach unten geneigte Ocularrohr ist 

 auf den Mittelpunkt des Kreises gerichtet und nimmt das Bild durch ein 

 dort befindliches, total reflectirendes Prisma auf. Der Theilkreis selbst 

 mit dem damit fest verbundenen Ocular, Objectiv und Condensor ist 

 drehbar und kann durch zwei Schlitten auf das zwischen Condensor und 

 Objectiv eingeschlossene Präparat centrirt werden. — Der Apparat hat, 

 wie Verf. selbst hervorhebt, die Übelstände, dass das Auge sich beim Be- 

 stimmen von Auslöschungsrichtungen etc. mit dem Ocular nach rechts und 

 links bewegen muss, ferner, dass die Linsen stets in erheblicher Entfernung 

 von dem Objecttisch gehalten werden müssen etc., das Ganze scheint auch 

 sehr wenig stabil, die neuere FüEss'sche Einrichtung jedenfalls viel zweck- 

 mässiger. O. Mügge. 



