Kristallographie. Physik und Chemie der Mineralien. 245 



Axel Hamberg: Mineralogische Studien. (Geol. För. i 

 Stockholm Förhandl. Bd. XIII. 1891. p. 537.) 



14. Üher die NAUMANN'schen Zeichen für die Flächen der rhombischen, 

 monoklinen und triklinen Krystalle und üher eine Modifikation dieser 

 Zeichen. 



Um dem Zwang zu entgehen, welchen die NAUMANN"sche Bezeich- 

 nungsweise den Krystallographen bei der Orientirung besonders von 

 rhombischen und triklinen Krystallen auferlegt, wird eine Abänderung 

 derselben vorgeschlagen, dahingehend, dass nur die Stellung der Krystalle 

 und die hauptsächliche Richtung der Axen, nicht aber ihre Länge oder 

 Qualität für die Symbole maassgebend sein soll. Um analoge Aufstellungen 

 verwandter und in ihren Winkeln nahestehender Mineralien zu geben, 

 kann es sich nämlich empfehlen, im rhombischen und triklinen System die 

 längere Axe zur a-(Längs-)Axe und die kürzere Diagonale zur b-(Quer-)Axe 

 zu erwählen, oder sogar im monoklinen System die Symmetrieaxe zur 

 a-(Längs-)Axe zu nehmen. Verf. führt hierfür Beispiele an, z. B. die 

 Augitgruppe für ersteren, die Natrolithgruppe für letzteren Fall. Er 

 vermeidet dann auch die Bezeichnung makro, brachy, ortho und klino vor 

 den Gestalten, sondern wendet nur quer und längs an. Für ersteres wählt 

 er einen horizontalen Strich, für letzteres ein auf dem Scheitel stehendes 



V 



Winkelzeichen über dem P, z. B. ooPöö für die Querfläche, ooPoo für die 

 Längsfläche, entsprechend für alle Quer- und Längsgestalten und zugleich 

 für rhombisches, monoklines und triklines System übereinstimmend. Bei 

 den beiden letzteren kommt noch die Angabe der Neigungswinkel der Axen 

 gegen einander hinzu. R. Scheibe. 



1. A. Schrauf: Über die Combination von Mikroskop 

 undEeflexionsgoniometer zumBehufe von Winkelm essun- 

 gen. (Zeitschr. f. Kryst. etc. 20. p. 90—92. 1892.) 



2. — , Ein billiger Erhitzungsapparat für mikroskopische 

 Präparate. (Ebenda. 20. p. 363—364. 1892.) 



1. Zur Messung der Flächenwinkel sehr kleiner Krystalle bringt der 

 "Verf. an einem Goniometer mit verticalem Theilkreise, an welchem das 

 Collimatorrohr und das Beobachtungsfernrohr unter 35° gegen die Hori- 

 zontalebene geneigt sind, über dem Krystallträger ein vertical stehendes 

 Mikroskop an. Dieses Mikroskop dient nicht nur zur Einstellung der Krystalle, 

 sondern auch zu Schimmermessungen. Um das Signal des Beleuchtungs- 

 fernrohres zur Messung benutzen zu können, muss man am Mikroskop die 

 obere Ocularlinse entfernen und dafür über dem Tubus ein RoisDEN'sches 

 Ocular anbringen. Dieses Verfahren hat der Verf. am Metacinnabarit von 

 Idria durchgeführt (Jahrb. k. k. geol. Beichsanst. 41. p. 349. 1892). 



2. Der Erhitzungsapparat besteht aus einem kastenförmigen Er- 

 hitzungstische, der aus 2 mm dicker, mit Leim und Borax imprägnirter 

 Holzstoffpappe hergestellt ist, und aus einem unter dem Tische angebrach- 



