0.  Mügge,  Zur  Kenntniss  etc. 
267 
längerem  Verweilen  auf  245—250°  geschieht) ,  für  die  ver- 
schiedenen Farben  nach  einander  einaxig  und  dann  wieder 
zweiaxig,  mit  symmetrischer  Axenlage,  werden. 
Zur  genaueren  Untersuchung  wurde  ein  möglichst  klares 
und  homogenes  Blättchen  (sie  sind  vielfach  mit  nicht  ganz 
parallelen  Flächen  (100)  verwachsen  und  auch  nach  (100) 
verzwillingt)  in  dem  alten  Axenwinkelapparat  des  FuEss'schen 
Universalapparates  erhitzt  und  zwar,  da  ein  Aufkleben  mit 
Kanadabalsam  nicht  anging,  direct  in  der  Pincette  des  In- 
strumentes befestigt.  Es  erwies  sich  als  unmöglich,  die  Tem- 
peratur ganz  constant  zu  halten,  sie  wurde  daher  vor  und 
nach  jeder  Einstellung  abgelesen  und  so  regulirt,  dass  sie 
während  der  einen  Hälfte  der  Beobachtungen  langsam  stieg, 
während  der  anderen  Hälfte  ebenso  langsam  sank.  Da  die 
Gefässe  der  Thermometer  den  Erhitzungsstellen  näher  liegen 
als  das  Blättchen  selbst,  wurde  zur  Ermittelung  der  Tem- 
peraturdifferenz zwischen  dem  Blättchen  und  den  Thermometern 
an  Stelle  des  ersteren  nachher  ein  FüESs'sches  Normalthermo- 
meter eingeführt. 
Auf  eine  noch  weit  beträchtlichere  Fehlerquelle  bei  solchen 
Messungen  wurde  ich  aufmerksam,  als  Messungen  an  einem 
zweiten  Blättchen  vorgenommen  wurden,  das  seiner  Kleinheit 
wegen  nicht  direct  in  der  Metallpincette  befestigt  werden 
konnte,  sondern  zunächst  zwischen  zwei  ca.  2  cm  lange  plan- 
parallele Glasstreifen  gelegt  und  mit  diesen,  wie 
Figur  zeigt,  befestigt  wurde.  (S,  S  =  Glasstreifen, 
K  =  Krystallblättchen ,  P  ==  Glasblättchen  von 
ungefähr  gleicher  Dicke  wie  K).  Die  Messungen 
an  beiden  Platten  stimmten  nur  in  der  Nähe  der 
Zimmertemperatur  überein,  entfernten  sich  um  so 
mehr  von  einander,  je  höher  die  Temperatur  stieg. 
Während  bei  dem  ersten  Blättchen  Einaxigkeit  (für 
Na-Licht)  erst  eintrat,  als  seine  Temperatur  (die  in  der  oben 
genannten  Weise  schon  mittelst  des  an  Stelle  der  Krystall- 
platte  eingeführten  Thermometers  corrigirt  war)  angeblich 
195°  betrug,  wurde  das  zwischen  den  Glasstreifen  befestigte 
Blättchen  schon  bei  160°  einaxig  (für  Na-Licht).  Es  wurden 
nun  die  Messungen  mit  dem  ersteren  (besseren)  Blättchen 
wiederholt,  nachdem  es  in  derselben  Weise  wie  das  zweite 
