303 



lu Betreff (1er beiden Nornialtliermomèler , ùber 

 welche ich niir vorbehalte bei eiaer anderen Gele- 

 genheit etwas Nàheres initzutbeilen , erwâhne ich 

 einstweilen nur Folgendes : sie wurden miter roeiner 

 Aufsicht in Pulkowa verfertigt ; Theilung, Calibrirung 

 der Rôhren, und Bestimmung der fixen Punkte be- 

 sorgte ich selbst. Die Distanzen zwischen Schmelz 

 und Kochpunkt sind , ohne Rùcksicht auf die imiere 

 Gestalt der Rôhren, in 80 gleiche Theile getheilt, und 

 30 bis 32 solcher Theile bei jedem Thermometer 

 noch unter o° aufgetragen. Da ûberdies jeder dieser 

 Theile noch in 5 gleiche Unterabtheilungen getheilt 

 ist, so geben die Thermometer , abgesehen von der 

 inneren Gestalt der Rôhren , unmittelbar 5 tel Réau- 

 mursche Grade an : mit Hûlfe einer Loupe lassen 

 sich die einzelnen hundertstel Grade noch schâtzen. 

 Die Calibrirung geschah nach Bessels Méthode , je- 

 doch ehe die Rôhren zugeschmolzen und mit Kugeln 

 versehen waren. Nach Yollendung der Thermome- 

 ter wurde die grôsste Sorgfalt auf Bestimmung der 

 Schmelz-und Siedepunkte verwandt , die Theilung 

 auf der Pulkowaer Langentheilmaschine ausgefùhrt , 

 und fiir jedes derselben eine Tafel nach den Cali- 

 brirungsbeobachtungen berechnet , welche fur jeden 

 Grad die Correction angiebt, die zu der Augabe des 

 betreffenden Thermometers hinzugefûgt werden muss, 

 um die wahre Temperatur zu erhalten. Einige Zeit 

 spâter wurde, wie das gewolinlich der Fall ist, eine 

 kleine Versetzung des Schmelzpunktes bemerkt, und 

 die Gorrectionstafeln darnach verbessert. Versuche, 

 \velche bei verschiedenen Temperaturen angestellt 



