304 



wurden, haben mir bis jezt gezeigt , dass for eine 

 beliebige wiihrend einiger Zeit constanleu Tempera- 

 tur zwiscben + 80° und — 30° R. die Angaben der 

 })eiden Thermo me ter ( natiïrlich nacb Anbringung der 

 Correctionen aus den Correctionslafelu ) nur um we- 

 nige buiidertstel Grade von einander abweichen, 

 so dass mau in Ungewissheit bleibt, ob dièse kl ei- 

 ne q Difïerenzen blos Ablesungsfebler sind, oder der 

 CaJibririmg zn Selmlden kommen. 



Zur Zeit der grossten Kâlle, als dieselbe einige 

 Zeit nahezu constant blieb , zeigten nun die beiden 

 Normalthermometer, mit Berùcksichtigung der Correc- 

 tionstafeln : 



1° Jan. Morgens. Normlh. I. Normth. II. 



8i 40™ — 29,°07 — 29,°13 



50 — 29, 23 —29, 27 



9 —29,23 —29,23 



Ans der Vergleichnng dieser Temperatnren mit 

 den Angaben der beiden andern Tbermometer ergab 

 sich : 



1. ) Correction des meteorlg. Therm. bei — 28,°5 .... — 0,°69 



d. h. wenn das meteorlg. Th. — 28,°5 zeigt , so ist die wahre 

 Temperatur : — 29°, 19. 



2. ) Correction des ïherinometers « Masing K° 343 » 



bei —28°, 6 .... — 0°,64 



Da es aber von Interesse ist, den Gang der Tem- 

 peratur wiihrend dièses kaltesten Tages ganz iïber- 

 sehen zu konnen , so gebe icb hier aile gemachten 

 Beobachtungen. Mit Ausnalmie der 3 oben angegebe- 

 nen beruhen sie auf Ablesimgen am meteorologischen 

 Thermorneter, jedoch wurde die gefundene Gorrec- 



