— 860 — 



f 



Затѣмъ приборъ собирался и изъ него выкачивался воздухъ помощью 

 воздушнаго насоса послѣ чего онъ наполнялся углекислотой изъ стальной 

 бомбы. 



Нѣсколько разъ затѣмъ углекислота выпускалась изъ прибора, снова 

 насосомъ все выкачивалось изъ прибора, послѣ чего приборъ опять напол- 

 нялся углекислотой и когда была увѣренность въ отсутствіи въ приборѣ 

 воздуха, то приборъ окончательно наиолпялся углекислотой. Вслѣдъ за 

 этимъ приборъ помѣщался въ масляный термостатъ. 



Послѣ того какъ была увѣренность, что приборъ принялъ температуру 

 термостата, отмѣчалась по манометру давленіе, а по термометру термостата 

 температура. 



резиновой трубки укрѣплялась ампулька С своимъ оттянутымъ ковцомъ, которая предназна- 

 чалась для наполненія жидкостью; другая трубка I), которая имѣла нѣсколько уширеній / и 

 отростокъ къ которому присоединялся воздушный насосъ. 



Трубка D закрывалась пробкой, сквозь которую проходила воронка М для наполненія 



прибора жидкостью. Трубка едва выходила за срѣзъ 

 резиновой пробки. 



Обыкновенно жидкости бралось около 70 куб. 

 сант., т. е. вдвое больше, чѣмъ будетъ взята въ ам- 

 пульку. 



Трубка шшѣщалась въ болѣе широкій стеклянный 

 сосудъ, который наполнялся водой и служилъ водяной 

 ванной для прибора. 



Если пустить воздушный насосъ въ дѣйствіе, то 

 онъ начинаетъ высасывать воздухъ не только съ 

 прибора, но черезъ жидкость и съ ампульки, при чемъ 

 кипѣніе жидкости начинается примѣрно около 30 гра- 

 дусовъ. 



Сначала кипѣніе происходить медленно, а затѣмъ 

 начинается болѣе сильными толчками. Примѣрно, 

 черезъ полчаса такого кипѣнія, когда наступаетъ 

 убѣжденіе, что всѣ газы уже выделились изъ жид- 

 кости, воздушный насосъ останавливаешь и жидкость 

 атмосФернымъ давленіемъ перегоняется изъ трубки 

 А черезъ трубку В въ ампульку С. 



При чемъ, такъ какъ жидкость гонится снизу 

 прибора, то можно быть достаточно увѣреннымъ, 

 что ампулька будетъ наполнена жидкостью лишенною 

 газовъ. 



Д Послѣ этого оттянутый конецъ ампульки неме- 



дленно запаивается. Зная предварительнымъ измѣ- 

 реніемъ объема ампульки извѣстно было сколько 

 находится въ запаянной ампулькѣ жидкости. Новымъ 

 измѣреніемъ объема ампульки определялся объемъ 

 ея стекла, который при дальнѣйшемъ вычислены 

 результатовъ опыта вычитался изъ объема прибора, 

 занятаго углекислымъ газомъ. 



