— 1078 — 



чески тождественна™ качества; впрочемъ, для обычныхъ цѣлей въ болыпомъ 

 количествѣ мѣшковъ не встрѣчается надобности, такъ какъ при надлежащемъ 

 храненіи (подъ водою) они могутъ сохраняться неопредѣленно долго. 



Вставная часть діализатора съ наложеннымъ на нее мѣшкомъ вста- 

 вляется совершенно плотно въ горло сосуда, внутрь мѣшка наливается діали- 

 зируемый раетворъ, и діализаторъ черезъ нижній тубулусъ заполняется во- 

 дою такъ, чтобы воздуха въ немъ не оставалось, такъ какъ лишь при 

 этомъ условіи вся поверхность мѣшка используется для діализа. Послѣ 

 этого верхній тубулусъ замыкается зажимомъ, а нижній сообщается съ 

 пріемникомъ, изъ котораго при помощи водоструйнаго насоса откачивается 

 воздухъ. Отрицательное давленіе въ пріемникѣ поддерживается на постоян- 

 номъ уровнѣ (откачивалось ок. 15 с. ртутн. столба) при помощи ртутнаго 

 регулятора. Рис. 1 даетъ схему всей установки. 



Рис. 1. Установка діализатора. 1 - діализаторъ, 2 - его вставная часть, 3 - коллодіонный 

 мѣшокъ, 4 и 5 -зажимы, 6-сосудъ съ дестилированной водой, 7 -пріемникъ для наружной 



жидкости, 8 — ртутный регуляторъ. 



Во время діализа зажимъ 4 замкнутъ, а зажимъ 5 открыть, такъ что 

 отрицательное давленіе сказывается на коллодіонномъ мѣшкѣ. Для замѣны 

 наружной жидкости свѣжей водою изъ сосуда достаточно осторожно прі- 

 открыть зажимъ 4 и перевести въ пріемникъ 7 объемъ воды, нѣсколько 

 превышающей объемъ діализатора; для учета даваемой и сливаемой воды 

 сосуды 6 и 7 снабжены дѣленіями. Нетрудно при желаніи урегулировать 

 зажимы 4 и 5 такимъ образомъ, чтобы діализъ шелъ въ постоянномъ токѣ 

 воды. 



