— НТО- 



Полугодовой и годовой члены получились бы съ отчетливостью не меньшей, 

 чѣмъ въ уравненіи (17), а въ остаточныхъ ошибкахъ были бы подмѣчены 

 еще какія-либо особенности. 



§11. Наблюденія въ 1-мъ вертикалѣ 1905—1906 г. Нѣсколько замѣчаній 



касательно ихъ обработки. 



Въ § 3 предыдущей статьи показано, что и передъ моими наблюденіями 

 и много ранѣе ихъ за пассажнымъ инструментомъ въ 1-мъ вертикалѣ уста- 

 . новм ась неясная и сомнительная репутація. Съ рдной стороны инструмента 

 назначался для точнѣйшихъ астрономическихъ заданій, съ другой г. Нюренъ 

 на основаніи почти 40-лѣтняго опыта наблюденій своего и другихъ лицъ 

 поставилъ инструменгу существенный обвиненія. Исходя изъ результа- 

 товъ наблюденій своихъ 1869 — 1882 гг., изъ результатовъ наблюденій 

 г. Банаха 1890 — 1891 г. и изъ результатовъ наблюденій г. Костин- 

 скаго 1891 — 1896 г., онъ заключилъ, что инструментъ во время наблю- 

 денія не держитъ азимута 1 , зависящаго кромѣ того еще и отъ температуры 

 съ различными коэФФиціентами при перемѣнахъ знака въ ея ходѣ; что точка 

 нуля уровня испытываете варіаціи (variations); что коллимація инструмента 

 имѣетъ температурные коэФФиціенты при охлажденіи и нагрѣваніи разнаго 

 знака и различные у разныхъ наблюдателей, и что кромѣ всего этого для 

 оправданія наблюденій 1893.3 — 1895.9 2 необходимо допустить существо- 

 вате еще и другихъ искажающихъ причинъ, выяснить которыя г. Нюрену 

 не удалось. Неудачу же своихъ наблюденій 1875—1878 гг. онъ объяснил, 

 прикасаніемъ пола наблюдательная зала къ столбу инструмента. 



Такая характеристика инструмента не могла не опредѣлить постройки 

 въ Пулковѣ зенитъ-телескопа и эта же характеристика, установившаяся 

 много^ ранѣе своего опубликованія 3 въ X томѣ Publications, могла только 

 содѣйствовать одностороннему увлеченію въ Международной 

 Службѣ широтъ методомъ Талькота. Однако, «хотя задачи пассаж- 

 наго инструмента въ 1-мъ вертикалѣ послѣ этого перешли къ зенитъ- 

 телескопу, тѣмъ не менѣе было по многимъ причинамъ весьма желательно 



1 « 1'ахе horizontal de Instrument se tournait presque toujours dans la тёте 



direction, ä droite», стр.-9 въ Publications, т. X. 



™ t БЪ Publications ' т - X > CT P- 23 > въ статьяхъ Альбрехта 1898, стр. 18, въ моей 

 «70 лѣтъ исторш Пулковскаго Пасс, инстр. въ 1-мъ вертикалѣ», стр. 25. 



3 Неудачныя наблюдевія 1875-1878 гг., 1893.3-1895.9, сужденія объ азимутѣ въ 

 «L aberration des etoiles fixes» St.-P6tersb. 1883, стр. 1—3. 



