— 1177 — 



У Струве, у Оома и у Нюрѳна колебанія широты не исключены, 

 у гг. Банаха и Костинскаго исключены такъ же, какъ и въ моихъ наблю- 

 деніяхъ и въ зенитъ-телескопѣ. 



Мое изслѣдованіе точности только отсчетовъ уровня на горизонтальной 

 оси, полностью вліяющаго на результатъ наблюденія, показало, что 1 



вѣр. ошибка 1 отсчета уровня у В. Струве ± 0Г070, число набл. 400 



уНюрена ±0.094 » » 200 

 у Банаха ±0.084 » » 100 



у Костинскаго ±0.098 » » 100 

 у Васильева ±0.054 » » 400. 



О наблюденіяхъ А. Д. Педашенко ничего неизвѣстно, такъ какъ они 

 не опубликованы. 



Эти сопоставленія интересны по противорѣчіямъ, который 

 вскрываются. Наблюденія съ наибольшею ошибкою въ отсчетахъ уровня 

 (±0!098) оказались съ наименьшей ошибкою въ конечномъ результат^ 

 (± 0''104). Мои же наблюденія съ точностью отсчетовъ уровня наивысшею 

 (±0'.'054) и въ числѣ не меньшею, показываютъ для результата ошибку 

 zsz 0Ü133, много большую. 



Точность наблюденій 8 Кассіопеи зенитъ-телескопомъ (±0!126) сов- 

 падаем съ точностью всѣхъ моихъ наблюденій пассажнымъ инструментомъ 

 въ 1-мъ вертикалѣ (± 0Ü38), но вѣроятная ошибка наблюденія въ зенитъ- 

 телескопѣ звѣздныхъ паръ оказывается поразительно малой, ±0!092. 



При дальнѣйшемъ описаніи разработки собранныхъ мною наблюденій 

 всѣмъ этимъ явленіямъ и всѣмъ въ этой статьѣ установленнымъ выводамъ 

 будетъ дано полное объясненіе. 



і . А . с. Васильева Приспособленіе для увеличенія точности отсчетовъ уровней. Въ 

 И АН, за 1909 г. 



И. А. Н 1917. 



