612 



Tab. XXXVII. 1. eine Zeiclmung davon beigegeben 

 ist. In der « Expedit. chronometr. de Tan 1844 entre 

 Altona et Greenwich » findet sich pag. 17 und 18 

 cbenfalls eine Beschreibung und auf Pl. II. eine Zeich- 

 nung dièses Apparates, weswegen icb hier ûbergehen 

 kann, die Construction desselben nâher auseinander zu 

 setzen, da unser Niveaupriïfer de m letzterwahnten ge- 

 nau gleich ist , nur dass bei ihm die dort nothwendig 

 gewordenen liingern Arme, auf welche das Niveau bei 

 der Prûfung gelegt wird, fehlen (*). Bei der Prùfung 

 unseres Niveaus muss dièses entweder aus der Fas- 

 sung genommen und auf die niedrigen Lager gelegt, 

 oder mit seinen langen Fîissen directe auf den Niveau- 

 priïfer gestellt werden , welches letztere ich trotz der 

 Gefahr, weîcher das Niveau ausgesetzt ist „ herunterzu- 

 stùrzen, doch vorziehen zu miissen glaubte , um das- 

 selhe genau unter denselben Verhaltnissen zu priifen 7 

 in denen es bei den Beobachtungen angewandt wurde, 

 da es moglich ist, dass bei der Befesligung der Ni- 

 veaurôhre in der Fassung , auch wenn die Pressungs- 

 punkte scheinbar senkrecht unter einander sind , eine 

 andere Krûmmung derselben und folgîich andere Wer- 

 the der Niveautheile statt finden. Mehrere Versuche 

 liaben mir indessen gezeigt, dass bei vorliegéndem Ni- 

 veau kein Unlerschicd existirt, ob dasselbe mit oder oh- 

 ne Fassung gepriift wird , was ùbrigens nicht immer 

 der Fall ist. 



(*) Seither vvurden auch dièse lângern Arme angefertigt, da sie 

 zur Prùfung des, bei der Moskau-Kasaner-Chronometerexpedition des 

 Jahrcs 1850 gebrauchlen Niveaus nothwendig geworden waren. 



