625 



fast gar nicht gebraucht wurde. Die Ursache muss an- 

 clerswo liegen, und unsere Formel miter Umstânden 

 gebraucht worden sein, wo sie nicht zulâssig ist. 



Wie oben bemerkt wurde, liess ieb im Octb. und Nov. 

 1845 in der hiesigen mecbanisclien Universitâtswerk- 

 stiitte an die Lagerstûtzen Sicherheits-Klemmschrau- 

 ben anbringen ; iiberdies wurde das Instrument gerei- 

 nigt. Der obère Theil des Instrumentes , an welchem 

 die Zapfen sich befinden , blieb auf der Sternwarte, 

 somit konnte an letzteren nichts geiindert werden. An- 

 fangs fiel mir die Môglichkeit ein, dass der Gebrauch 

 der Klemmen die anomale Erscbeinung hervorbringe; 

 aber die aufTab. XXX IX stehenden Reihen III und IV, 

 von denen die erste mit, die zweite ohne Rlemmen 

 gemacht wurde, beweisen das Gegentbeil. Waren die 

 I.ager nachgefeilt worden, was nicht gescbah, so wurde 

 icb geneigt sein, der vorhergegangenen Abnutzung der- 

 selben die paradoxe Erscbeinung zuzuscbreiben. Es ist 

 wobl môglich, dass bei ungîeicher Dicke der Zapfen 

 Doppelrinnen in beiden Lagern entstehen , und wenn 

 sich der dùnnere Zapfen et was mehr einarbeitet , so 

 muss der Unterschied der Dicke der Zapfen durch Ni- 

 vellement grosser gefunden werden, a!s er wirklich ist. 

 Nach Abfeilnng der Lager dagegen ergeben die Nivelli- 

 rungen wieder die richtige Dicke der Zapfen. 



Bis jetzt ist es mir nicht gelungen , die wahre Ur- 

 sache des sonclerbaren Ergebnisses zu finden ; sobald 

 das kleine Instrument nicht mehr so nôthig gebraucht 

 wird, werde ich weiter nachspûren. Icb halte es nam- 

 licb fur môglich , dass , da bei der Verfertigung der 

 Klemmen die Lagerstiitzen vom Ilorizontalkreise abge- 



