Das Mikroskop-Goniometer, 



ein neues Instrument zum Messen von Krystallen 

 mit spiegellosen Flächen. 



Von 



J. Hirschwald in Berlin. 



(Mit Tafel V.) 



Neben der Anforderung einer ausreichenden Präcision, wird 

 der Werth der Apparate zur Bestimmung der mathematischen 

 Constanten der Krystalle wesentlich bedingt werden, durch eine 

 möglichst uneingeschränkte Anwendbarkeit. Denn je zahlreicher 

 und in je mannigfaltigerer Ausbildung die Objekte für die in 

 Rede stehenden Untersuchungen verwendbar sind, desto eher wird 

 es gelingen, unvermeidliche Beobachtungsfehler zu eliminiren und 

 die in den Gesetzen der Krystallbildung liegenden Abweichungen, 

 von den durch äussere Störungen veranlassten Anomalien, zu 

 unterscheiden. 



Vergleicht man, in Rücksicht hierauf, die Methoden der go- 

 niometrischen und optischen Bestimmung mit einander, so ergiebt 

 sich, dass die Resultate derselben von verschiedenem generellen 

 Werth für die Krystallforschung sein werden. 



Abgesehen von den Metallen, zeigen die allermeisten Mi- 

 neralspecies und zwar in ihren mannigfachsten Vorkommnissen 

 und Ausbildungen, eine hinreichende Pellucidität, um genaue 

 optische Bestimmungen zu ermöglichen. Ein Gleiches gilt von 

 fast allen künstlichen Verbindungen. Diese Ausgiebigkeit des 

 Materials hat dahin geführt, die optischen Constanten, in Ab- 



