303 



an einem getheilten Kreise abgelesen werden konnten, wurde mit 

 einem der gebräuchlichen Linsensysteme von 300 facher Vergrös- 

 serung versehen und es ergab sich, dass eine Veränderung der 

 genauen Einstellung von 0,02 mm hinreichte, um eine merkliche 

 Undeutlichkeit des Bildes zu bewerkstelligen. Denkt man sich 

 also als Objekt eine Krystallfläche, von beispielsweise 10 mm 

 Breite, von den parallelen Kanten A, B begrenzt, und es wäre 

 das Mikroskop genau auf die der Kante A zunächst liegenden 

 Theile der Fläche eingestellt, so wird es durch Drehung der letz- 

 teren, unter Voraussetzung einer geeigneten Construction des Ap- 

 parates, möglich sein, auch den an B liegenden Flächentheil, in- 

 nerhalb der Fehlergrenze von 0,02 mm, in die deutliche Sehweite 

 zu bringen. Auf diese Weise wäre aber die Fläche selbst senk- 

 recht zur Axe des Mikroskops eingestellt, vorausgesetzt, dass die 

 Kante A diese Lage gehabt hätte. Der maximale Fehler der 

 doppelten Einstellung ist daher, durch die Tangente des Abwei- 

 chungswinkels (a) ausgedrückt: 



a = 13 Min. 46 See. 

 Weitere Versuche in dieser Eichtling ergaben, dass, bei 

 zweckmässiger Wahl des Linsensystems, eine bei weitem grössere 

 Genauigkeit, selbst für kleinere Krystalle, sich erreichen lässt 

 und es ist daher dieses Princip, dem nachstehend beschriebenen 

 Instrument zu Grunde gelegt worden. 



Construction. 



Tafel V. 



Das Mikroskop-Goniometer besteht im Wesentlichen aus drei 

 Theilen: dem Messkreise mit Krystallträger, dem Mikroskop mit 

 Schlittenführung und dem Centrirfernrohr, welche Theile sämmt- 

 lich auf einer gemeinsamen, metallenen Grundplatte befestigt sind. 



1) Der Messkreis. Derselbe ist im Allgemeinen dem 

 Wollaston' sehen Goniometer entlehnt und kann auch selbständig 

 zu Reflexionsmessungen benutzt werden. Die Theilung gestattet 

 eine Ablesung von einzelnen Minuten. Zur genauen Einstellung 

 dient die Mikrometervorrichtung J. Um einen grösseren Raum 



