304 



zwischen Kreis und Mikroskop zu gewinnen, ist ersterer rechts 

 vom Träger angebracht. Die Construction selbst ist eine äusserst 

 stabile, da die geringsten Schwankungen des an der Kreisaxe be- 

 festigten Krystalls, die genaue mikroskopische Einstellung behin- 

 dert. Der Krystallträger ist nach dem PETZYAL'schen Princip 

 construirt. Er zerfällt in zwei Theile : dem Kugelsegment A, an 

 vier Armen beweglich, und der Planscheibe B, die eine allseitige 

 Verschiebung in einer zur Axe des Kreises rechtwinkligen Ebene 

 ermöglicht. 



2) Das Mikroskop. Es steht auf einem Doppelschlitten 

 E, D und ist mittelst dieser, ebenfalls sehr sorgfältig und solide 

 construirten Vorrichtung, genau parallel der Kreisaxe und recht- 

 winklig zu derselben verschiebbar, so dass es möglich ist, eine 

 horizontal eingestellte Krystallfläche nach beiden Kichtungen und 

 in ganzer Ausdehnung mit dem Mikroskop zu bestreichen. Die 

 Mikrometerschraube F hat ein Windungsintervall von 0,4 mm 

 und trägt einen getheilten Kreis, mittelst dessen 0,004 mm He- 

 bung oder Senkung des Mikroskops bestimmbar ist. Das Okular 

 enthält einen, parallel der Axe des Messkreises ajustirten Faden, 

 der für die Folge kurzweg als Okularfaden bezeichnet werden soll. 



Die Th eilung bei Gr giebt die Verschiebung des Schlittens E 

 in halben Millimeter an ; bei der Einstellung auf fällt der Okular- 

 faden genau in die Vertikalebene der Messkreisaxe. Diese Vor- 

 richtung kann demnach zur axialen Parallelstellung der zu mes- 

 senden Kante, sowie zur Controle ihrer Centrirung dienen. Mit- 

 telst der Schraube H ist der untere Schlitten D auf der Grund- 

 platte festzustellen. 



Das Linsensystem hat eine 350 fache, nach Ausschaltung der 

 unteren Objektivlinse, eine 200 fache Vergrösserung. Der Anfor- 

 derung grösstmöglichster Empfindlichkeit des Systems auf genaue 

 Einstellung, steht die Bedingung eines nicht zu kleinen Fokal- 

 abstandes entgegen. Letzteres ist sowohl zum Zweck einer guten 

 Oberflächen-Beleuchtung für opake Krystalle, als auch des be- 

 quemeren Arbeitens wegen, erwünscht. 



Das gewählte System zeigt bei 350facher Vergrösserung, 

 einen Fokalabstand von 1,2 mm und eine Empfindlichkeit der 

 Einstellung von 0,004 mm; bei 200facher Vergrösserung, 



